— 9° ~ 



men, und von der höchsten Trockenheit nur 4 

 Minuten, mithin für den ganzen Gang der hygro» 

 metrischen Scala nur 6f- Minuten, welches also 

 im Durchschnitt nur 3,9 See. für i Grad ist. 



Meine damalige Ueberzeugung von der min- 

 deren Wichtigkeit der Hygrometer überhaupt 

 benahm mir die Lust, Versuche über das Ver- 

 hiiltnifs des Ganges dieses Instruments mit der in 

 der Luft enthaltenen Wasser- Menge, so auch über 

 den Einflufs der Temperatur, zu machen. Dage- 

 gen stellte ich einige Versuche im Jahre i8n mit 

 einem Seide Hygrometer und einem Fischbein- 

 Hygrometer an , wobei ich gleich fand , dafs die 

 Scala dieses Exemplars um 6° zu kurz war, wor- 

 nach ich dieses Instrument so regulirte, dafs der 

 Nullpunkt das Maximum der Trockenheit anzeig- 

 te und für die Feuchtigkeit also noch ein Raum 

 von 6° zugenommen werden mufs. Demnach sind 

 die Grade, am Instrument kleiner, als die wahren 

 Grade und jede Beobachtung von n Graden an 

 der Scala bedeutet demnach n.ip6 wahre Gra- 

 de, wornach ich mir eine Formel für correspon.- 

 dirende Beobachtungen berechnete, Folgende 

 Beobachtungen mögen einen Begriff der relativen 

 Anzeigen der beiden Instrumente geben. Ich 

 setzte nemlich beide Instrumente in den Kasten 

 und beobachtete sie von Zeit zu Zeit, 



96 

 9°* 



