— 9 * — 



ziemlich genau 5o Grad des Seidehygrometers 

 beträgt, und dafs in diesen Graden das Fischbein- 

 Hygrometer im Mittel um 17,8° zurück steht. 



Am auffallendsten aber unterscheiden sich 

 diese zwei Hygrometer durch die Empfindlichkeit. 

 Das Fischbein -Hygrometer braucht über 5 Stun- 

 den, um von der gröfsten Trockenheit ab die 

 mittlere Feuchtigkeit des Zimmers zu erreichen, 

 und über 3 Stunden um von der gröfsten Feuch- 

 tigkeit auf diese mittlere Feuchtigkeit herab zu 

 kommen, so dafs die ganze Rückkehr über 8 

 Stunden dauert, wozu das Seide -Hygrometer nur 

 6£ Minuten braucht. Dieser Vorzug, den das 

 Haar - Hygrometer wahrscheinlich auch hat, ist 

 von grofser Wichtigkeit für alle Beobachtungen 

 eines häufigen und besonders plötzlichen Wech- 

 sels von Feuchtigkeit, so wie auch für die Ge- 

 nauigkeit aller Beobachtungen dieser Art, da 

 man mit einem so trägen Instrumente, wie das 

 De Lucsche, nie sicher ist, ob man den wahren 

 Feuchtigkeits- Zustand erreicht hat. 



Das Seide -Hygrometer hat also gegen den 

 Saussureschen den Vortheil, der marche retrograde 

 nicht ausgesetzt zu seyn, gegen den De Lucschen, 

 den einer 74mal gröfsern Empfindlihkeit, und ge- 

 gen beide die Eigenschaft eine homogene Sub- 

 stanz zu seyn, und also sich dem wahren Gange 

 der Feuchtigkeit gewifs weit mehr zu nähern als 

 die Hygrometer mit einer organischen Substanz. 



