— 93 ~ 



Allein dieses Hygrometer genügt mir noch nicht; 

 vielmehr hat es noch zwei Fehler. 



Der erste ist, dafs das Seidenhaar zwar, che- 

 misch-homogen ist, aber nicht geometrisch. 

 Mein College, Herr Prof. Struve, machte mich 

 darauf aufmerksam, dafs, als er Seidenhaare zu 

 seinem Micrometer hatte brauchen wollen, die 

 Vergröfserung ihm häufige kleine Knollen daran 

 gezeigt hatte, die er durchaus nicht für Staub 

 ansehen könne. Ich erkläre mir diese Knollen 

 als die Ruhepunkte, die der Seidenwurm bei sei- 

 ner Arbeit sich erlaubt, und diese Knollen, wenn 

 sie auf der Länge des ganzen hygrometrischen 

 Subjekts häufig vorkommen, können einige Irre- 

 gularität im Gange des Instruments erzeugen. 



Der zweite Fehler ist, dafs ich nicht ein ein- 

 ziges Seidenhaar zu meinem Instrumente nahm, 

 sondern etwa 5o. Dies hat den Nachtheil, dafs, 

 da nicht alle diese Seidenhaare völlig gleich ge- 

 spannt seyn können, die erste Bewegung der Nadel 

 nur von denjenigen herrührt, welche am meisten 

 gespannt sind,indefs die andern ihre Wirkung nur 

 später äufsern und also mehrere Kräfte nach und 

 nach thätig werden; und da das spannende Ge- 

 wicht unverändert bleibt, so mufs die resultiren- 

 de Dilatation durch die Feuchtigkeit von der 

 Dilatation eines einzigen Seidenhaares abwei- 

 chen. Daher glaube ich, dals ein Instrument 



