IOI 



2) Die Säule CC senkrecht auf demselben, 

 an welcher die Theilung angebracht ist. 



3) Das cylindrische Fernrohr AA, welches 

 sich längst der Theilung der Säule bewegt, 

 nebst seinem Oculare. O 



4) Die doppelte Gabel M, welche das Fern- 

 rohr mit dem Lineal unmittelbar verbindet, 



5) G der Halter der Rollen, über welche die 

 Schnur des Gegengewichts läuft, nebst der 

 Röre H, worin dasselbe auf und ab geht. 



6) Die Aufsetz- Libelle EE y welche ein vom 

 übrigen Instrumente getrenntes Stück ist. 



7) Die Sicherheitslibelle DD. 



8) Die Querlibelle FF. 



9) Die Loupe L. 



Den Zusammenhang dieser Theile, so wie 

 ihren Zweck, zeigt im Allgemeinen die Zeich- 

 nung hinlänglich. Zur Erläuterung diene noch 

 folgendes: 



Die Oberfläche des Kreuzliniales BB ist mög- 

 lichst genau in einer Ebene gearbeitet« Durch 

 dasselbe gehen die 3 Stellschrauben (*) für die 

 Einstellung des ganzen Instruments. Diejenige 

 von ihnen, die neben der Säule ist, unterschei- 

 det sich von den andern dadurch , dafs die Mut- 

 ter aus 2 Stücken Zinn besteht, in welches sich 

 die Schraube selbst eingeschnitten hat, welche 



