-; — 106 j — 



metall ausgelegt sind, der Hauptlibelle nebst 

 Correctionsschraube, und der Querlibelle K. Bei- 

 de Hauptlibellen EE und DD sind aus dem 

 Münchner mechanischen Institute und sehr em- 

 pfindlich. Auf dem Glase war keine Th eilung, 

 weswegen ich eine stehende silberne Platte, mit 

 Bmfheilungen auf beiden Seiten für die Ablesung 

 des Standes der Luftblase, an die Fassung der Li- 

 belle ansetzen liefs. 



Berichtigung des Instruments. 



Die erste Berichtigung ist die der Quer- 

 libelle FF. Diese mufs nehmlich einspielen, 

 wenn die Säule in der Richtung dieser Libelle 

 senkrecht steht. Wenn man beide Hülsen von 

 der Säule abgenommen hat, hängt man vermit- 

 telst eines Wachskügelchens ein Haar mit einem 

 kleinen Gewichte in kleiner Entfernung über die 

 Kante der Säule an das obere Ende derselben 

 an, so dafs es ohngefär in der Ebene der Seite 

 der Säule sich befindet, wo die Theilung ist. 

 Dann schraubt man eine derStellschrauben («$) ne- 

 ben der Querlibelle so lange, bis die Säule senk- 

 recht ist, d. h. bis man, wenn man aus einiger 

 Entfernung visirt, zwischen dem Haare und der 

 Kante der Säule der ganzen Länge nach einen 

 gleich starken Lichtstreif bemerkt. Eine zweck- 

 mäfsige Lage des Auges wählt man leicht, und 

 kann dann in diesem Sinn die Verticalität der 

 Säule bis auf T ^- Linie leicht bewirken. Dann 



