— 107 — 



[wird die Libelle FF zum Einspielen gebracht 

 jund unveränderlich an das Linial angeschraubt. 

 Späterhinist das Einspielen derselben Zeichen des 

 verticalen Standes der Säule. Wenn die Säule 

 auch -^~ Linie falsch stände, so wäre der Winkel 

 01:72-00014 = 5' und der für die ganze Län- 

 ge der Theilung entstehende Fehler wäre in Bo- 

 gentheilen i5° (sin. vers. 5') = °" / o6 / also gänzlich 

 verschwindend. 



Die zweite Berichtigung ist die des Fa- 

 denkreuzes, dessen einer Faden bei senkrech- 

 tem Stande der Säule genau horizontal seyn 

 mufs. Zu diesem Ende ziehe ich auf einer ent- 

 fernten Mauer eine Horizontalünie, richte das 

 1 Instrument darauf und bringe, wenn die Libelle 

 FF einspielt, den Horizontalfaden mit dieser Li- 

 nie in vollkommnen Parallelismus durch die 

 Schraube ohne Ende, die das Fadenkreuz dreht. 



Die dritte Berichtigung ist die Bestim- 

 mung desjenigen Strichs der Theilung, auf wel- 

 chen der Index des Verniers gestellt werden 

 mufs, damit die Linie (ad), welche die Spitze 

 der obern Schraube (a) mit dem Mittelpunkte des 

 Zapfens (d) verbindet, senkrecht auf die Säule sey, 

 also senkrecht auf die Richtung der Bewegung des 

 Zapfens (d). Es ist augenscheinlich, dafs wenn 

 der Index aus dieser Stellung entweder nach 

 oben oder nach unten bewegt wird, sich alsdann 

 der obere Umdrehungspunkt « in beiden Fällen 



