— io8 — - 



der Säule nähert. Man bezeichne also den Mit- 

 telpunkt des Kopfs der Schraube mit einem fei- 

 nen Punkte, und zeichne sich ebenfalls einen 

 Punkt auf die Säule da, wohin das Perpendikel 

 vom obern («) ohngefähr fallen wird, vor. Jetzt 

 verstellt man den Index so viel als möglich nach 

 oben, liest seinen Stand ab und mifst in dieser 

 Lage die Entfernung der beiden vorgezeichneten 

 Punkte. Dann wird der Index so lange nach unten 

 geschoben, bis diese Entfernung wieder dieselbe 

 wird. Auch dieser Stand wird abgelesen, und das 

 Mittel zwischen beiden Ablesungen giebt den 

 gesuchten Strich der Theilung an. 



So fand ich : 



obern Strich 48o 490 



untern Strich 51 58 



Mittel 265,5 264 



Ich nahm daher 265 als Normalstrich an. 



Die vierte Berichtigung. Messung des ho- 

 rizontalen Radius des Instruments = R, nemlich des 

 Abstandes des Mittelpunkts der Pfanne für das obe- 

 re (a) vom Mittelpunkt des Zapfens (et), zu welchem 

 Zwecke das Fernrohr abgenommen wird, in die an 

 dem Ansätze des Fernrohrs befindliche Oeffnung 

 für den Zapefn (d) ein kleiner abgedreheter Stift mit 

 bezeichnetem Centro eingesetzt, und von diesem 

 Punkte bis zum Mittelpunkt der Pfanne gemessen 

 wird. Dann Messung des verticalen Radius =r, 

 zwifchen der obern und untern konischen Spitze 



