1 1 1 — . 



Hätte ich auf den Winkel cc keine Rücksicht! 

 genommen, so wäre y für 6° — i6 y "i gefunden, 

 woraus ein Fehler von 7^5 entstanden. — 



Mit diesen Datis ist man nun im Stande eine 

 Tafel der Werthe und Theilungen vom Normal- 

 striche an zu berechnen. 



Die letzte Berichtigung ist die Bestim- 

 mung des Collimationsfehlers des Instruments, 

 d. i. des Winkels zwischen der durch die Auf- 

 setzlibelle nivellirten Linie (die nur in dem Fall, 

 dafs die Durchmesser des Cylinders an den Stel- f 

 len, wo die Libelle aufgesetzt wird, vollkommen 

 gleich sind , mit der Axe des Cylinders genau 

 parallel ist) und der Gesichtslinie. Diese Berich- 

 tigung mufs mit der gröfsten Sorgfalt angestellt 

 werden , wegen des unmittelbaren Einflusses auf 

 die Winkel. Dies geschieht auf folgende Art ; 

 An zweien etwa 200 bisj 400 Toisen entfernten 

 Punkten P und Q (die am besten etwas über den 

 zwischenliegenden Boben erhaben gewählt wer- 

 den) stelle ich zwei Tischchen sehr fest für 

 die Aufstellung des Instruments hin, und befesti- 

 ge auf jedem derselben in einer Höhe von etwa 5 

 Zoll an ein senkrechtes Brett mit horizonta- 

 lem FuCse, der an den Tisch angenagelt wird, 

 einen auf schwarzes Papier als Hintergrund auf- 

 geklebten Kreis von sehr weifsem Papier von 

 einem Zoll Durchmesser. Jetzt wird das Instru- 

 ment zuerst in P aufgestellt neben den Zeichen- 



