112 



kreis, so dafs, der Mittelpunkt des Objectivs mit I 

 dem des Kreises gleiche Höhe hat, und alsdann 

 auf die nachher anzugebende Weise der Verti- 

 calwinkel des Zeichenkreises in Q beobachtet. 

 Dieselbe Arbeit wird dann in Q vorgenommen, 

 während der Zeichenkreis in P unverändert 

 bleibt. Wäre h der Höhenwinkel von dem einen 

 Standpunkt aus, t der Tiefenwinkel vom andern 

 aus gewesen, und die Distanz der beiden Punkte 

 D par. Fufs, die nicht sehr genau bekannt zu 

 sevn braucht, so ist der Collimationsfehler c, 

 oder die Verbesserung des Höhenwinkels. 



Der zweite Theil dieser Formel bezieht sich 

 auf Krümmung der Erde und Refraction. An 

 dem beschriebenen Instrument ist dieser Colli- 

 mationsfehler bei dreijährigem Gebrauch auf Rei- 

 sen unverändert geblieben, welches vorzüglich, 

 der guten Befestigung des Objectivs und der Vor- 

 richtung fürs Fadenkreuz zugeschrieben werden 

 mufs. 



Methode der Beobachtung. 



Man stelle den Index des Verniers auf den 

 Normalstrich (265), bringe die Querlibelle FF 

 zum Einspielen und nivellire alsdann aufs sorg- 

 fältigste die beiden Kreise (7) durch die Aufsetz- 

 libelle, indem das Kreuzlinial durch die Ocular- 

 steilschraube (*) gehoben oder gesenkt wird. Die 



