— ii5 — 



GesiGhtslinie wird alsdann um den Collimations- 

 fehler von der horizontalen abweichen. Man 

 bringt alsdann die Sicherheitslibelle DD eben- 

 falls zum Einspielen bei irgend einem Striche ih- 

 rer Scale durch Drehung ihrer eigenthümlichen 

 Correctionsschraube. Soll dann ein Verticalwin- 

 kel beobachtet werden, so bringt man das In- 

 strument in die Verticalebne des Gegenstandes, 

 berichtigt den Stand des Instruments in Bezug 

 auf die Querhbelle FF, bringt die Luftblase der 

 Sicherheitslibelle an denselben Strich wie erst, 

 und verschiebt den Vernier bis das Fadenkreuz 

 genau nach dem Object gerichtet ist. Der 

 Winkel zwischen diesem Stande des Index und 

 dem Normalstande ist der Höhenwinkel, nach- 

 dem er wegen des Collimationsfehlers verbessert 

 worden. Man hätte nicht gerade nöthig den In- 

 dex anfangs auf den Normalstrich (265) zu stel- 

 len, von jedem andern Theilslriche hätte man 

 ausgehen können, wodurch also eine gewisse 

 Muitipiication der Winkel möglich wird. Wäre 

 .' die Libelle D D so eingerichtet, dals sie hin- 

 reichend erhoben und gesenkt werden könnte, 

 und die Stellschrauben \on (s) von genügsamer 

 Lance so würde eine wirkliche Muitipiication 

 „i kleiner Winkel, bis das vielfache etwa — 12 

 f wäre, statt finden können. Freilich scheint es, 

 dafs hier keine eigentliche Vervielfältigung der 

 Winkel statt fände, weil der Collimationsfehler 

 an jeden beobachteten Winkel angebracht wer- 

 ■. den muCs. Da derselbe aber bei so eingericlne- 



IIS • 



8 



