tem Instruinente ebenfalls durch Vervielfältigung 

 gemessen wird, so v wird auch er desto genauer 

 ausgemittelt werden. Freilich kann bei diesem 

 Instrumente nie der Fehler der ganzen Thei- 

 lung aufgehoben werden; sein Einfhifs wird 

 aber auf kleine Winkel immer nur unbedeutend 

 seyn , und der Zweck des Instruments ist ja Mes- 

 sung kleiner Verlicalwinkel *). 



Indefs ist das Instrument von mir nie als wie- 

 derholendes gebraucht, auch war die Libelle DD 

 nicht dazu eingerichtet. So gewinnt auch die 

 Schnelligkeit der Operation, und in kurzer Zeit 

 können die Verticalwinkel einer Menge Gegen- 

 stände von einein Standpunkte aus beobachtet 

 werden, weil die Nivellirung des Cy linders nur 

 ein Mal nöthig ist, am besten aber noch ein ates 

 Mal nach Beendigung der Reihe von Beobachtun- 

 gen geschieht. Findet sich bei dem zweiten Ni- 

 velliren des Cy linders, dafs die Luftblase in der 



►) Ein solches zur Wiederholung eingerichtete» fnjiruuient, aber 

 kleiner, auch hier gearbeitet, begleitet jetzt den Herrn Flott- 

 lieuten..nt v. Wrangel an die ^ordküste Siberien9 f und wird 

 hoffentlich zu emigsm. Aufschlug über die astronomische Hori- 

 zonluirefraction uni*r etwa 700 Breite iru Winter dienen. Die 

 Vergleichung einiget ti> obdifnungen mit diesem Instrumente mit 

 Beobachtungen am Wiedeiholungskreise der Sternwarte lehr- 

 te, dafs bei kleinen Winkeln das Instrument eine Genauig- 

 keit von etwa 3" zu gewahren im Stande ist, bei hinreichen- 

 der Wiederholung. Da» Fernrohr desselben Ut eiu kleiner 

 vortrettlicher Achiomat von Berge. 



