— 259 — 
saaledes förmindsket, at den i de fleste Tilfelde vil kunne tages 
ud af Betragtning. 
Det ved de i det Fölgende omhandlede Forsög benyttede 
Kymographion er noget anderledes construeret end det af Lup- 
wie i Mörrers Archiv angivne. Ved de medfölgende Tegninger 
vises dets Form. 
Fig. A viser Kymographiet seet forfra; 
— B seet fra Siden; 
— -C seet fra oven; 
— OD et ved Forsögene anvendt Stativ. 
Alie Tegningerne ere udförte i + af den virkelige Stör- 
relse. De anförte Tal have for alle Figurer den samme Be- 
tydning. 
Instrumentet staaer paa et Bord (1) af omtrent 90 Cmt. 
Höide. — Dettes fire Been ere forneden forsynede med sterke 
Stilskruer. 
Paa Bordet er stillet et H-formet Fodstykke (2), der efter 
Behovet kan vere höiere eller lavere. Ved Jernstifte (3) og 
Klebevox holdes Fodstykket fuldkomment sikkert paa Bordfla- 
den, men kan dog let flyttes. 
Kymographiets Fodbredt (4) er paa den ene Ende forsy- 
net med tvende fremstaaende Spidser af Jern (5a. 5b). Ved 
Stilskruer (6a. 6b. 6c. 6d.) kan det stilles horizontalt. — Stil- 
skruen (6c.) ender forneden i en Spids (7), som kan trykkes 
ned i Fodstykket (2). De övrige Stilskruer ere forneden af- 
rundede og hvile paa med Olie overströgne Glasplader (8). 
Til Fodstykket (2) er festet det vinkelformige Trestykke 
(9), hvorigjennem beveges Skruer (40), som trykke paa Fod- 
bredtet (4). Paa Bagsiden er Fodstykket (2) forsynet med en 
Staalfjeder, der ligeledes trykker paa Fodbredtet (4), og lige 
imod Skruen (10). Ved at dreie paa denne Skrue beveges 
Fodbredtet (4) om Spidsen (7) saaledes, at man let og sikkert 
kan stille Kymographiecylindern paa en vis Plads. 
