— 264 — 
Paa Cylinderens överste Flade er festet en med Cylinde>- 
rens Omkreds parallelt löbende, Staaltraad (58) paa en Afstand 
fra Cylinderen af omtrent 2"". Lengden af denne Traad ud- 
gjör + af Omkredsen, men den kan let ombyttes med andre, 
der ere lengere eller kortere. 
Naar under Cylinderens Omdreining Metaltraaden (55) 
kommer til at hvile paa denne Staaltraad, er Metaltraadens an- 
den Ende (54) trykket ned, saa at de to Ender naaer Qvik- 
sölvbeholderne.  Herved vil Ledning af en electrisk Ström mel- 
lem  Metaltraaden (56a og b) fuldbyrdes. Naar Enden af Staal- 
traaden (58) under Cylinderens Omdreining kommer forbi En- 
den af Metaltraaden (57) synker denne, hvorved Ledningen 
igjen afbrydes. 
Paa den anden Side af Kymographiets Maskinerie er ved 
(59) Plads for en Strömvender, der ligeledes kan settes i Be- 
vegelse ved Cylinderen under dens Omdreininger. 
Ved Forsög med Kymographiet bör Cylinderen vere fuld- 
komment lodret stillet, hvilket kan opnaaes ved Stilskruerne, 
i det man retter Cylinderens Stilling efter en fin med Lod 
betynget Snor, der henges ved Siden af den. ; 
Ved Forsög, hvor der kommer an paa meget nöiagtige 
Tidsbestemmelser bör Kymographiet vere vel afpudset og alle 
Tapper af Axerne smurt med frisk Olie. Man iagttager :derpaa 
Omlöbstiden af Tandhjulet (21) flere Gange för og efter Forsö- 
get, saa at man nöie kjender Maskinens Gang. 
For Faststillingen af forskjellige ved de physiologiske For- 
sög nödvendige Apparater er anvendt et Stativ af fölgende 
Indretning: 
En tyk Plade af Tre (59) kan stilles horizontalt paa 
Bordet (1) ved Stilskruerne (60, 61, 62, 63). Stilskruen (60) 
er forneden forsynet med en Spids, der kan settes ned i et 
eller andet af de i Bordpladen borede Huller. De övrigeé tre 
Skruer ere glat og halfkuglig afdreiede, saa at de let kunne 
glide paa Bordpladen, naar man dreier Bredtet om Skruespidsen (60). 
