— 269 — 
beensstykkerne (17) og (60) kan Stangen understyttes med mindst 
muelig Friction. Ved den mellem Hestehaarene glidende Spids 
hindrer man ligeledes Stangens Dreining uden merkelig Fric- 
tion.  Formedelst Glasets betydelige Elasticitet og den Lethed 
hvormed man deraf kan uddrage Traade, der ere fuldkomment 
glatte og rette har jeg i Almindelighed ved Forsögene anvendt 
Glasstenger. | 
Naar man vil anstille Forsög med Muskelcontractioner ved 
Hjelp af dette beskrevne Apparat og Kymographiet, bliver det 
nödvendigt at alle Dele af Apparaterne ere bragte i saadan 
Orden, at ikke nogen Vakling kan forekomme og at Stangen 
(75) i sine lodrette Bevegelser frembyder den mindst muelige 
Friction. k 
Stativet (D 59) stilles paa den Plads det skal indtage un- 
der Forsöget. Stilskruerne bringes i Orden saa at Staalstangen 
(D65=F1) kommer til at staa fuldkomment lodret.  Vegt 
legges paa Kymographiepladen (B4) og Stativpladen (D 59). 
Apparatet (F) settes paa Stangen (1) og festes i en passende 
Höide. 
Ved Hjelp af et Stykke Kjede, der er omtrent saa langt, 
som den Muskel, man vil komme til at experimentere med, tilli- 
gemed Krogene (73 og 74) indhenges Stangen (75). I denne 
henges den Vregt, man vil anvende for Muskelens Belastning 
(76). Stykket (50) stilles saaledes, at Stangen (75) kommer 
til at henge midt i Hullet (59), og Kobbertraadenderne (83 
og 84) komme til at beröre Qviksölvet i Beholderne (56). 
Derpaa indstilles Elpbenbeenspladerne (17 og 60) saaledes at 
Stangen (75) netop kommer til at hvile imod Kanterne af de 
vinkelformige Udskjeringer, hvorved den netop styttes under 
Bevzegelserne.  Kymographiecylinderen nermes ved Hjelp af 
Skrueo (B10) mod Spidsen af Glasfjederen (F 78), saavidt at 
denne Spids kan afskrabe Lampesoden af det paa Cylinderen 
festede Papir. Man bemerker sig hvilken Stilling Skruen da 
har, hvorpaa Kymographiet skrues tilbage. Istedet for Kjede- 
stykket indhenges derpaa Muskelen. Anvender man f. Ex. en 
