— 271 — 
afvexlende paavirkes af Strömmen i modsat Retning. Naar man 
har de fornödne Hjelpeapparater istand, vil man kunne foretage 
de forskjellige Omvexlinger i Strömretningen meget hurtigt; de 
fleste inden en Tid af mindre end et Secund, saa at man med 
den samme Muskel kan forsöge Electricitetens Virkning paa 
mange forskjellige Maader inden den taber sin Contractionsevne. 
Uagtet Apparatet seer noget compliceret ud er det beqvemt at 
arbeide med. 
Vil man eftergjöre de af Hermrortz foretagne Forsög til 
Bestemmelse af Tiden inden en: Muskelscontraction fölger paa 
Indvirkningen af den electriske Ström, benyttes istedet for Stan- 
gen (75) en anden, hvortil kun er häftet den til Ledning mel- 
lem Qviksölvbeholderne (56) nödvendige Metaltraad samt en til 
den svarende Modvegt. Man lader da Stangen henge fuldkom- 
ment frit uden Berörelse med Elphenbeenspladerne (17 og 
60). Skulde de Dele, hvorved Muskelen ophrenges, mueligen 
ikke vere saa stive, at de kunne modstaae det ved Vegtens 
Hevning opstaaende Ryk, hvilket dog nok er Tilfeelde, kunne de 
gjöres noget massivere. Sitter man en Skala til ved Spidsen 
af Glasfjederen (78), saa vil man kunne anvende Apparatet 
istedet for den af E. Weser benyttede Indretning for Iagtta- 
gelser af Muskelcontractioner. 
Dette samme Apparat kan ogsaa anvendes til forskjellige 
Undersögelser af organiske Deles Elasticitet, i det man istedet 
for Muskelen kan ihenge Fibre, Haar o. d. 1. og belaste disse 
Dele med forskjellige Vzegte. Udvidelsens Störrelse og Tiden, 
hyori den er foregaaet aftegnes paa Kymographiecylinderen, 
hvorved man slipper det stadige Eftersyn. 
For ikke at virke med nogen Vold paa de Fibre, hvis 
Udvidelse man vil pröve, naar V&egten skal foröges, bliver an- 
vendt til Vegt et Glasrör, hvori ved Hjelp af en fin Glas- 
tragt Qviksölv fyldes. Ved den fine Ström af Qviksölvet 
undgaaes Rystning og Stöd, der let foranledige Bristninger, 
naar allerede forud en större Spending finder Sted. 
