t G U I L I R L ^f I A^^ E N C K E B A C H 



Scd accurate tradere, quaenam sit justa diametri mensura, difficillima est res itl tan« 

 ta scriptorura varictate: etenini Be Lucius eam determinavit 2 sive 3 lineis Paris.; 

 Voi^tius C I ) tubis majoris diametri usus ad evitandum illud impediraentum liberi 

 adscensus et desccnsus columnae mercurialis in tubo, quod a frictione oritur, ei 4 

 linearum longitudmem dabat; contra Englcfieldius tantum decimam pollicis angUci par- 

 tem, i. e. circitur i| lineam Paris. ~ Ad tubi longitudinem qiiod attinet, satis lon- 

 gus erit, si adscendente mercurio ad summam , quam attingere possit, altitudinem spa- 

 tiuni vacuum supra mercurium tertia poUicis parte longum sit : nec recte longius produ- 

 citur, quia tum raulto mercurio opus erit ad implendum totum tubum, qui tamen ia 

 itineribus ad apicem usque repletus esse debet. 



Quod si tubum habeas, ejus, cujus oportet, dimensionis , prius bene purgari debet 

 spongia ab omni liumiditate et pulvere, quibus forte poUutus fuerit in officina vitraria; 

 vidit enim dexter. Foigtius , solo hujus cautelae neglectu, barometrum quoddam tan» 

 to opere discrepasse ab aliis melioribus, ut prorsus rullus ejus essct usus. Deinde 

 nna ejus extremitatum fusione liermetice claudatur, ut tubus in orbiculara desinat, 

 sive potius , ita ut r.on longe ab estremitate angustior fiat , mox vero latior iterum , ut 

 impetus mercurii , saepe contra apicem agitati , quando barometrum ab uno loco in al- 

 tcrum portatur, frangatur in transitu illo angustiore, nec tanta vi ad cacumen impin- 

 gat ( 2 ;. 



Tum inquiritur, utrum tubus ubique eandem diametrum habeat: quod ut appareat, 

 aliquantulum mercurii in tubo infunditur, et ita agitatur, ut percurrat totum tubum ; 

 sive ordine deinceps aequales mercurii quaniitates in tubum immittuntur; si singulae 

 scmper aeque lcngam tubi partem implcnt, aptus erit tubus. In baromctro pyxide in- 

 structo sufficiet, si ea tantum tubi pars accurate ubique eandem habeat diametrum, 

 quam extremitas coluuinae mercurialis mutata aeris pressione percurrit: in barometro 

 autem siphoniformi utraque extremitas ejusdem amplitudinis debet esse. Quia difficile 

 est tubura tam longum , quam oportet, invenire, qui huic officio satisfaciat , brevior 

 potest in medio perrumpi , et inter has ejus partes interponi alius tubus, si modo am- 

 bac illae cxtremitates eandcm liabeant diametrum. 



Postquam hoc modo exquisitum erit, utrum proposito aptus sit tubus , debet mer- 

 curio impleri. Quia aliitudo columnae mercurialis a sola extemi aeris pressione pcndere 

 debet, tubus autera seraper plenus est acris ct liumiditatis, quibus in chusa tubi extre- 

 mitate supra mercunum rcmanentibus hic dcprimerciur; ncquc adco solam ai-ris pres- 



si- 



<i) Conf. nscritF, CtiMchii d,r Phjilk , T. VI. p. 4==. 

 (») Conf. «lOT, r<-'c. r.Um. T. I. p. lor. 



