COMMENTATIO ab QUAESTIONEM PHYSICAM. 15 



sive alia constructione, ut reducatur superficies raercurii inferior ad initiiim scalae; tum 

 quia nulla corrcctio necessaria est ad capilhritatis vim toliendam: si enim eaclem est 

 utriusque cruris diameter, mercurius in utroque aequaliter deptimetur, ita ut nulla inde 

 mutatio in altitudine coluranae mercurialis oriecur ; tum denique, quia nunquam necesse 

 est, ut cum aliis barometris comparetur. Contra tamen et quaedam incommoda Iiabet 

 sibi peculiaria; veluti, interdum debet purgari ab aere et iiumiditate, quae saepe adhae- 

 rent ad parietes interlores tubi minoris; et nisi ab homine perito bene caveatur, facile per 

 curvaturam transitns aer in majus crus adscendere potest, quia non licet, tam accuratc 

 claudere tubum mercurio repletum , ut nullus aer juxta obturaculum transire possit, ne 

 dilatatus a calore mercurius frangat barometrum; huic in;ommodo mihi inprini'5 obnoxium 

 videtur Gay-Lmsacii barometrum, quia mercurius in eo non ita potest includi, ut 

 se movere non amplius queat ; in genere haec barometra non sine periculo in navigiis 

 aut essedis itinerariis transferri possunt: praeterea etiam multo majore pretio constant. 

 Hinc ortum , ut non omnes consentirent , quonam genere potissimum utenJara sit. 

 Kammdius (i) dicit, ad determinandam absolutam aeris in locum quemdam pressio- 

 nem, uti et ad observationes in Inco aliquo certo faciendas potius utendum esse baro- 

 metro siphoniformi : contra, itineribus aptiora esse judicat barometra Fortiniana , quippc 

 in quae aer nunquam penetrare potest. Hehettis ille contra , cujus supra mentionem 

 feci , in loco certo utebatur barometro pyxide instructo , in itinere siphoniformi. 

 Bcnzenbergius (2) universe tantum dicit semper utroque genere utendum esse: Munc- 

 A»tt/ contra praecipit, ut tantum barometrum pyxide instructum usurpetur, quia, in- 

 quit, ea vitia, quae in observando committi possunt, duplicantur in barometro sipho- 

 mformi ( 3 ). 



S. 7. 



De caeteris Barometri partibus. 



i. Ut barometrum facile transportari possit, includitur plerumque in arca, seu cap- 

 sula, quae habet formam baculi ambuktorii, cujus manubrium est pyxis : cui quo 

 melius inservire possit , ei superne ope cochleae adjicitur extrerajtas cuprea acuta. Con- 

 ficitur haec arca sive e ligno, sive e cupro: posterius praefert Ramondius , quia faci- 

 liorem transitum praebet calori; videtur lamen omnino non praeferenJum esse ligno, 



quia 



(l) illm, fnur It form. lirtm. p. 70. 



(2^ Btuhteih, p. 26. 



(}) GiLB. Ai:ti. 1812. B. 42. St. 4. ». S9«, 



