COMMENTATIO ad QUAESTIONEM niVSICAM. 17 



«m usque adscendat: tunc ab hac inde linea numeratur sursum juxta majus et deor« 

 ■sum juxta minus crus : igiturque semper addendae erunt observatae altitudines , quod 

 facilius est, quam si modo addendae modo substrahendae sint; quapropter etiam Di 

 Lucius et Benzcnbergius tali scala usi sunt. — Quo accuratius observata altitudo e 

 scala, cognnsci possit , plurimis scalis additur nonius sive veriiierius, qui si quinqua- 

 gesimas lineae aut vicesimas millimetri partes inJicet, satis accuratus erit : adhaesio 

 enim mercurii ad tubum , frictio contra parietes tubi, aliaeque causae, quae minus ac- 

 curatum reddunt barometrum , inutilem faciunt omnem subdivisionem in minores par- 

 tes, uti et usum Micrometri aut Microicopii, qualia Luzius , Derhamius, Greyus ec 

 alii adhibuerunt. Cum hoc nonio conjungunt reccntiores duas lamellas , tubo applica- 

 las, ejus axi verticali et sibi invicem parallelas, sive annulum e cupro aut ebore tubum 

 amplectentem et qui eousque movetur, donec planum in quo ejus extremitates inferiores 

 sitae sunt, tangat superficiem raercurii ; ad quem contactum eo accuratius observandum 

 sufficit lenticula spatii focalis circiter Xil ad XV centimetrorum. 



3. Ut barometrum in omnibus locis observare liceat, oportet, ubique illad suspendi 

 posse, quod cura saepius occurrat , praecipue in montium cacuminibus, ut fieri noii 

 possit , huic difficultati obviara ventum est a plurimis ope tripodis, de quo medio su- 

 spendi possit instrumentum : conficitur hic tripus ex ligno abiegno, nuceo autfraxineo, 

 ita ut tres pedes compressi adsumant formam baculi : singuli pedes inferne acuuntur , 

 ut in terram firmiter infigi possint : superne iripus sive desiuit in cylindrum ligneum , 

 in quo movetur cochlea , qiia barometrum tenetur, uti in De Luciano tripode, sive 

 ipsius barometri arcae adjungitur ita, ut pedes sursum moti congruant cavitatibus in 

 arca factis, uti in Ilamihoniano , sive finitur ligno transverso, de quo pendet, uti in Ben' 

 ■■zenbergiaiie f sive supponitur pyxidi, quae cochleis ei affigitur, uti in Ilumboldii-ano, 



§. S. 



De caloris ejfectu cognoscendo. 



Superest ut dicam de una e praecipuis causis, a quibus barometri mutationes pen- 

 dent, cujus, elTcctus , quum non evitari possit in construendis barometris, calculo 

 subjici debet: dico calorem. Mercurius enim , uti omnis materia , calore diiatatur et 

 frigore contrahitur, unde sacpius fit, ut in eodem loco barometri altitudo, quamvis aeris 

 jpressione eadem manente, augeatur aut diminuatur solo caloris frigorisve effectu: iiinc 

 ananifcatum est, observatas altitudines inter se comparari non posse, nisi reducantur 

 ad cas altiiudiues , quac obsevvatae essent, si temperatura nullam- rautationem subiis' 

 set; oportct igitur, ut innotcscat, quanta mutationis pars in quaque observatione ca- 

 loris sive frigyris cllectui tribueiida sit. Quod duplici modo cognosci potest, vel 



C 8»* 



