I? GQILIELMI WENCKEBACH 



sine therraometro, vel ope hujus instrumenti. Qui priore modo usi sunt, prius mc» 

 tiebantur totius columnae mercurialis , qua barometrum siphoniforme repletum est » 

 longitudinem eo caloris gradu , ad quem omnes observationes reducere volebant : erat 

 autem hic gradus i^l""» thermometri Reaumuriani: hanc temperaturam vocabant «or» 

 tnaltm tempcraturam , atque longitudinem columnae mercurii totius , hoc caloris gra- 

 du determinatam , mrmakm longitudiuem ; deinde , mutata aeris pressione et caloris 

 gradu , iterum meticbantur totam columnam et barometri altitudinem , i. e. altitudi- 

 nem mercurialis superficiei in crure majore supra mercurii in crure minore superfi- 

 ciem , atque Iiis cognitis hoc calculo utcbantur : uti observata totius columnae longitudo 

 se habet ad longitudinem normalem, ita observata altitudo barometri se habet ad eam, 

 ad quam staret temperatura normali: atque ita hanc obtinebant multiplicando observatam 

 altitudinem cum normali totius columnae longitudine, et dividendo productum per obser- 

 vatam ejusdem columnae longitudinem. Cum hac ratione, qua usus est Kosenthalius 

 valde convenit ea, quam proposuit anno 1759 Cel. La Gratigius et adhibuit Paultn 

 Lamanoniiis. Atque Smndenius quidem , V. CI. , hanc rationem praefert alteri , 

 qua adhibetur ihermometrum , quia hoc multo citius, quam ipsum barometrum cale» 

 fiet, igitur majorem caloris gradum indicabit , quam eum , quem habet barometrura r 

 sed quum haec difficultas sublata sit Dollondii constructione , qua calor iion ante 

 thermometrum attingit, quam mercurium in barometro calefecerit, mihi tamen potius 

 iitendura videtur thermometro, in arca barometri incluso. Quod thermometrum , ut 

 hanc temperaturam accurate indicet, debet summa diligeiuia confectum esse, atque ad- 

 hibitis omnibus cautelis ad bonum thermometrum construendum necessariis ( i ). Sit 

 igitur mercurius purus ; tubus ubique eandem diametrura habeat; divisio accuratissi- 

 me scalae insculpta sit; praeterea punctum ebullitionis in omnibus thermometris cer» 

 ta quadam eademque barometri altitudine determinetur ; aqua enim eo minore caloris 

 gradu ebuUiet, quo rarior sit aer (2), uti jam observavit Johannes Birdius (3), unde 

 et valde probandus est mos quorundum artificum, veluti Pistorii Berolinensis , qui 

 in thermometri scala insculpunt illam barometri altitudinera , qua detcrminatum est ebul» 

 litionis punctum. Locus thermometro in arca barometri alius ab aliis datur: rauhi il- 

 lud coUocant juxta superiorera tubi partem, alii, veliui Dc Lucius \\m^ medium tu. 



bum : 



(t) Conf. de his BlOt, Traiti Cin. T- I. p. 26 — d2. 



Ca) Hujus rti noiidae snpcrstructum est tlicrnionietrura, qiiod barometri vlcei In determlnatidis locoriim iltlco- 

 «linibui susiincti haec enlm computotur ex ilio caloris gradu, quem indicat hoc thermomctrura, quando in ejWa- 

 tto lupposiio iqut cbullii. Vid. talius thermomeiti dcscripiloncm iu i'hihi. Trani^ 1817, P«rt» U, p» I8j. 



(3) Conf. ehil». Tr»»i. Vol. LXiV. p. 224, 



