ao GUILIELMI WENCKEBACH 



Quod si adhibeatur scala Celsiana, in qua est « = iog, et reductio fiat ad punctninr 

 glaciale, ut t' sit = o, erit 



tnm 



Ex. gr. obsemtum est Daventrlae , die i6 Octobr. 1821 liord meridiand, H = 762,9,^ 



tt t ■=. 12?,^ cels. , 



555° + 12°, 5 



Log. 5550 = 3,7442930 



Log. 762,9 = » a,882467<5 



6,6267606 



Log. ^555° + "55) = Log. 5562,5 = 3 »74 52-00 



igitur Log. /i — 2,&8i49o6 



mm 



unde /; = 761 , 19 



lis, quae hactenus di.xi, apparuit, ut barometrum proposito aptum esset , requiri: 

 .;,^j^ Ut judicio eligatur raateria , e qua, et forraa, ad qiiam coalicietur barometrumj 



2. Ut mercurius sit puiissimus; 



3. Ut tubus habeat justas dimensiones, et ubique ejusdem diametri sit^ 



, 4. Ut mercurius in tubo ebuUierit; ,\ t-, 6^^,«?. A - v.d ,\!itint=d 



5. Ut tubus sive Longius siphonis crus totus mercurio impleri, atque hic immobilia 

 in eo reddi possit ; 



6. Ut in barometris pyxide instructis pyxis ita constructa sit, ut mprcurii' libella ad 

 eertum panctum mancat, aut ad Mlud reduci possit, aut dcnique ejus ab hoc puncto 

 disstantia accurate observatione aut calculo cognosci possit; 



7. Ut in baroraetris siphoniformibus utrumque crus eandem habeat diametrum , et ut 

 quam simplicissima ratione majus crus ab aere externO intercluJi possit; 



8. Ut arca quam commodissima itincri facta sit ; ■ 



9. Ut lamella scalae inde a ,UbtlIa mercurii inferiore incipiat, atque scala ei insculpta 

 quam accuratissime indicct usque adquinquagesimas lineae aut vicesimas millimetri partes; 



10. Ut barometrum in quocunque luco sivc tripode, sive alia ratioiie apte ad obser- 

 vandum collosari possit-; i .awik ,».■ •■ 



11. Denique, ut adjunctiope tharmometri, cujus globug potissi.naoi in pyxide posi- 

 tas sit» tcT.peratura columnae racrcurialis cognosci possit. 



P A R S- 



