Beproeving der Meteorologische werktuigen; die bij de” 
voorgaande waarnemingen gebruikt zijn, 
De Barometers, waarmede de Heer P. 1. ONNEN zijne waarnemin- 
gen heeft verrigt, zijn hevelbarometers, van cen matigen diameter 
(te weten, van Gem à 7m), en dus zoo’ veel mogelijk vrij van. den 
invloed der capillariteit. Zij zijn zóó ingerigt, dat zij, reeds opge- 
hangen zijnde, door derzelver gewigt den loodregten stand aan- 
nemen en ‚vervolgens in denzelven onbewegelijk bevestigd kunnen 
worden, en dat, als men de luchtledige ruimte door het kwikzil- 
ver heeft doen volvloeijen, het laatstgenoemde opgesloten, en de 
Barometers, onder toezigt van een deskundigen, zonder nadeel 
kunnen vervoerd worden. De mogelijkheid van het ‘indringen 
van een luchtbelletje in het gebogen deel des hevels vooronder- 
stellende, heeft men zorg gedragen ‚dat hetzelve bij geschikte be- 
handeling dáár moet geraken, waar het ligt te bespeuren en te 
verwijderen is. De waarneming geschiedt door mikroskopen, 
waarin mikrometrische draden gespannen, en die bevestigd zijn 
aan eene beweegbare schaal Er wordt dus slechts ééne aflezing, 
bij elke waarneming vereischt. Het soortelijk gewigt van het 
kwikzilver, waarmede de Barometers zijn gevuld en waarvan de 
Heer ze. wenckKesAcH. eene hoeveelheid ter. beproeving had ter 
hand gesteld aan-den berigtgever, herleid op de temperatuur 
van grootste digtheid van water, is bevonden 13,583: 
Door de beschouwing der uit hunne stellingen. geuomene ge- 
vulde Barometerbuizen , heeft men zich zooveel mogelijk overtuigd, 
ook door het vergrootglas, van de geheele luchtledigheid. Ook 
de verdeelingen der schaal zijn met andere naauwkeurig verdeelde 
maten en vergrootglazen onderzocht met gewenschten uitslag. 
