300 EERSTE KLASSE. 



De outkenneude uitkomst der laatstgeinelde proefneniiugeu kan 

 ten deelc aan bijkomende omslandiglieden toe ie schrijven zijn. 

 De ecrstgenoemden hadden zicli bediend van een' gewonen thermo- 

 meter, die ingehuld was in stoffen, welke de warmtestof slecht 

 geleiden, opdat de hoogere temperatuur, in de diepte verkregen, 

 niet verloren zou gaan gedurende het ophalen; doch deze nood- 

 wendige voorzorg Lragt mede, dat er gedurende de losmaking 

 eenig tijdsverloop moest verstrijken, waardoor al wederom gele- 

 genheid gegeven werd tot het verliezen der slechts weinig hoogere 

 temperatuur. Wijlen Prof. moll bediende zich van een' hollen 

 koperen cylinder, voorzien van twee naar boven zich openende 

 Ideppen , om den thermometer in te sluiten. Zoodanige cylinder 

 laat bij hel nederdalen het water door zich stroomen; maar bij 

 het ophalen sluiten zich de kleppen. Dit werktuig levert mede 

 geen' genoegzamen waarborg, dat er gedurende hel ophalen 

 geene afkoeling plaats heeft. Men heeft echter in de laatstver- 

 loopene jaren begonnen zich van thermometers ie bedienen , die 

 in eene fijne punt uilloopen , zoodat het kwikzilver na de buis 

 gevuld te hebben bij voortgaande ver\varming overvloeit, en niet 

 kan terugkeeren. Het denkbeeld derzelve is , zoo ik meen , van 

 CAVENDisu afkomstig, wiens maximum-lhermometer met eenigc 

 wijziging is nagevolgd , zoo als dezelve ihaus in de derde uitgave van 

 les Eléinens de Physique Expérimentale etc. de Poulllet beschreven 

 is, onder den naam van thermomètre a maximum de M'. wal- 

 FEHDiN. Dezelve is , gelijk reeds is aangemerkt , een zeer gevoe- 

 lige thermometer , welks buis uilgehaald is in eene zeer fijne punt 

 of spits, en onmiddellijk onder de laatste vereenigd is met een 

 aangesoldeerd glazen hoedje, geschikt om het kwikzilver, dal uit 

 de punt uitvloeit , op ie nemen , zoodal het niet van zelve kan 

 terugkeeren, maar echter door eene scheeve of horizonlale plaat- 

 sing van den thermometer weder in aanraking mei de punt kan 

 gebragt worden, zoodal hel l)ij bekoeliug in het kanaaltje van 

 de thermometerbuis ingaat. Zulk een thermometer wordt in een' 

 metalen koker ingesloten, en alzoo voor uitwendige drukking 

 beveiligd. 



Toen de put op de Nieuwe Marki eene aanzienlijke dicpie h;id 



