308 EERSTE KLASSE. 



thermometer onderhevig aan eeiie onzekerheid van helzelfds 

 bedrag. Nogtans was de fijnheid der punt zoodanig, dal het 

 niet zonder eenige moeite en oefening gelukte bij liekoeling 

 het kwikzilver uit het hoedje weder in het kanaaltje te doen 

 ingaan; liet was daartoe volstrekt noodzakelijk, om het kwik- 

 zilver in het hoedje bevat met het kwikzilver in het kanaaltje 

 aanwezig te vereenigen op het oogenlilik , dat er een kwik- 

 kogeltje op de punt zat , en vervolgens de afkoeling zeer lang- 

 zaam te doen volgen. Ik zou genegen zijn hieruit af te leiden , 

 dat de onderverdeeling van de schaal in honderdste deelen van 

 eenen graad naar de schaal van Celsius, gelijk dit bij de ther- 

 mometers door WALFERDiN vcrvaardigd moet plaats hebben , eone 

 evenredige naauwkeurigheid niet waarborgt. Ten einde verder 

 den thermometer tot het bestemde doel in te riglen, moest dc_ 

 zelve van eene zorgvuldig vervaardigde verdecling zijn voorzien. 

 Ik bragt daartoe den maximum-lhermometer tq zamcn met ccnen 

 anderen thermometer, die eene in vijfde deelen van cenen graad 

 (naar celsius) verdeelde schaal op de glazen buis gegraveerd bevatte, 

 in een ruim vat met water van 12°, nadat ik door verwarming 

 het kwikzilver uit den maximuni-thermometer zóó ver had doen 

 uitvloeijen, dat het werktuig in water van 12° afgejtoeld zijnde, 

 het kwikzilver tol nabij den cylindrischeu kwikhoudcr terugtrok. 

 Daarna werd door bijvoeging van kleine hoeveelheden warm 

 water en vermenging de temperatuur van tijd lol tijd vermeerderd, 

 de rijzing van het kwikzilver in den maximum-lhermometer door 

 een' naauwkeurigen passer gemeten en met de leinperatuurvcr- 

 hooging, door den anderen thermometer aangegeven, vergeleken. 

 Het ivoren roaatslokje, daarbij gebezigd, bevatte verdeelingeu, aan 

 0,4 millimeter beantwoordende. Het bleek aldus, dal het bovenste 

 gedeelte, te weten van de punt af 21°"°, 6 lang, vernaauwd was 

 en beantwoordde aan 1°,4, doch dat daaronder de Iniis volkomen 

 cylindrisch w\is, en dal aan clkcn graad zes millimeters beant- 

 woordden. Eene reeks van wél overeenstemmende waarnemingen 

 stelde dit punt buiten twijfel. 



Bij het verriglen der waarnemingen op de temperatuur van dcii 

 pul , werd de thermometer en de koperen Inis , waarin dezpl> e 



