— 86 — 



e 

 m 



?^^s^^ 



Fig. 1. quale fosse possibile ottenere rapidamente e senza 



calcolo delle misure precise, sovrapponendo la 

 scala micrometrica non all'oggetto, ma alla sua 

 immagine di grandezza eguale all'oggetto stesso, 

 e veduta attraverso una lente d'ingrandimento. 

 In altri termini, ho fatto costruire una specie di 

 microscopio, con oculare micrometrico fìsso, il cui 

 reticolo si trovasse ad una distanza dall'oggettivo 

 doppia della lunghezza focale di esso, e ricevesse 

 quindi la proiezione dell'immagine, non ingran- 

 dita, dell'oggetto situato ad una distanza dall'og- 

 gettivo eguale a quella che separa l'oggettivo dal 

 micrometro. 



Volendo ottenere l'approssimazione di Vjoo ^i 

 millimetro, senza fare uso di un reticolo a divi- 

 sioni molto piccole, onde non rendere troppo pe- 

 nosa la lettura e facili gli errori, avevo da prima 

 immaginato dei sistemi di linee con intersezioni 

 oblique, ma dovetti rinunziarvi per le difficoltà 

 che offriva la loro costruzione. Mi appigliai al- 

 lora ad un altro partito; quello di sdoppiare un 

 sistema di linee parallele, distanti fra loro mezzo 

 millimetro, mediante una lamina birifrangente di 

 calcite, girabile intorno all'asse dell'istrumento; 

 per effetto di questa lamina, si possono ottenere 

 diverse posizioni dell'immagine ordinaria rispetto^ 

 alla immagine straordinaria del sistema, la di- 

 stanza di ciascuna linea dell'immagine ordinaria 

 dalla sua omologa dell'immagine straordinaria 

 essendo proporzionale al seno dell'angolo che il 

 piano principale della calcite forma con le linee 

 stesse. 



L'Entomometro è stato costruito, dietro le mie indicazioni ge- 

 nerali, dal Koristka, e risponde bene al suo scopo. Esso si com- 

 pone (V. fig. 1) di un oggettivo acromatico di 5 cm. di distanza 



