— 87 — 



focale e di uu oculare semplice^ egualmente acromatico, di 3 cm. 

 di fuoco. Alla distanza di 10 cm. dall'oggettivo, trovasi il reticolo 

 micrometrico, costituito da un vetro sottile sul quale sono incise 

 11 linee distanti fra loro 0,5 mm. e incrociate da una o più linee 

 perpendicolari ad esse. Fra il reticolo e l'oculare, trovasi una la- 

 mina di calcite spessa poco più di mezzo cm., e movibile dal di 

 fuori, mediante un piccolo manubrio innestato ad un anello gire- 

 vole. Su questo è incisa una linea, la cui posizione, rispetto alla 

 graduazione fissa segnata sul corpo dell' istrumento, fa conoscere 

 la distanza fra due linee omologhe delle immagini ordinaria e 

 straordinaria del reticolo. Quando l'indice sta sullo zero, le 11 

 linee non sono sdoppiate; muovendolo a destra od a sinistra, l'im- 

 magine straordinaria si sposta, finché raggiunge la linea seguente 

 dell'immagine ordinaria; si vedono allora 12 linee invece di 11. 

 La graduazione dell' istrumento è fatta in modo da dare diretta- 

 mente il ventesimo di millimetro e permette di apprezzare con 

 sufficiente precisione il centesimo. 



Così come è stato costruito, l'Entomometro è costituito da un 

 tubo di circa 13 cm. di lunghezza, chiuso agli estremi dall'ogget- 

 tivo e dall'oculare. La distanza di quest'ultimo dal micrometro 

 può essere modificata, per adattarsi alla rifrazione dell'occhio 

 dell'osservatore. Sotto l'oculare, trovasi l'anello girevole cor suo 

 manubrio e la scala graduata fissa. Tutto l'istrumento può essere 

 introdotto a guisa di oculare nel tubo di un microscopio da cui 

 siano state tolte le lenti, o pure fermato mediante un anello so- 

 pra un sostegno porta-lenti. Svitando l'oggettivo, l'Entomometro 

 può essere innestato al tubo di un microscopio con oggettivo 

 qualsiasi e servire come micrometro oculare. 



Per l'uso entomologico corrente, ho costruito con sughero 

 e canne di vetro un sostegno scorrevole e girevole sul tubo dell'en- 

 tomometro; esso porta un pezzo di agave movibile in tutti i sensi 

 su cui viene puntato l'insetto da misurare. Unito a questo soste- 

 gno, l'Entomometro può esser tenuto in mano, o meglio afl3dato 

 ad un porta-lenti a base pesante. Questa disposizione ha su quella 

 che si ottiene fissando il solo istrumento sul porta-lenti o nel 



