— so- 

 la dimensione cercata. Operando col secondo metodo, si sposterà 

 il manubrio in modo che la linea B, sdoppiandosi, tocchi l'imma- 

 gine (diagramma III), e fatta la lettura, si procederà in senso in- 

 verso, perchè la linea C apparisca a sua volta tangente all'altro 

 lato del disco. La somma delle letture verrà dedotta dalla lun- 

 ghezza di 1 mm., compresa fra B e O. 



Se l'immagine dell'oggetto fosse tangente ad una linea, quando 

 r indice sta sullo zero, allora una sola lettura basterebbe, per 

 avere la sua dimensione. Se poi l'immagine fosse compresa fra 

 due linee, senza toccarne nessuna, si potrebbe, rendendo una stessa 

 linea successivamente tangente alle sue due estremità, ottenerne 

 la misura, formando la differenza delle due letture, o pure, ope- 

 rando col metodo (2), sottrarre la somma delle letture dalla di- 

 stanza 0,5 mm. compresa fra le due linee. Se poi l' immagine 

 dell'oggetto è intersecata da più di una linea del micrometro, 

 bisognerà aggiungere al risultato delle letture, fatte con uno dei 

 metodi di cui sopra, un multiplo di 0,5 mm., corrispondente al 

 numero delle divisioni occupate dalla immagine stessa. 



Queste regole sono semplicissime, perchè tutta l'operazione 

 si riduce a somme e sottrazioni e dà per risultato immediato la 

 dimensione assoluta dell'oggetto. Sono convinto che chiunque ab- 

 bia l'abitudine del microscopio potrà, dopo brevissimo esercizio, 

 servirsi dello Entomometro e lo troverà un istrumento comodo e 

 praticamente utile. 



S'intende che l'istrumento qui descritto non è destinato a ser- 

 vire nella pratica giornaliera della determinazione sommaria de- 

 gli insetti; ed anche il suo prezzo alquanto elevato (*) sarà osta- 

 colo alla diffusione di esso. Ma la misurazione esatta è indispen- 

 sabile nei lavori di entomologia scientifica, e ritengo che, quando 

 sia fatta agevole, potrà rendere più sicura la definizione di molte 

 specie difficili e delle razze e varietà geografiche. 



(•) Lire 80. 



