( <^21 ) 



opneming dei' magneetki-acht , de gevoeligheid en be- 

 weegbaarheid vermeerderd wordt. 



Nog is hierbij in het algemeen aan te merken , dat , 

 daar de wijzer meermalen geneigd is , om zich in eene 

 bepaalde ligting te stellen , men het werktuig zoo lang 

 omdraait , totdat men ziet , dat eene van deszelfs ein- 

 den op O" in den graadboog speelt, of op gelijken afstand 

 even veel ter wederzijden van o" zich heen en weder be- 

 weegt. Hierna let men op het andere einde van den wij- 

 zer, en ziet, of deze ook even vele sUngeringen ter beide 

 zijden van het tegenovergesteld punt maakt. In dat geval 

 is aUes in orde ; zoo niet , dan is het midden van den 

 wijzer (in welk geval men voornamehjk op de bovenste 

 naald ziet) niet naauwkeurig in het middelpunt van 

 den cirkel, en daar dit ontstaat, doordien hetwer'k- 

 tuig niet vlak staat , wordt dit gebrek door de schroeven 

 in den voet van het werktuig verbeterd. Heeft de wijzer 

 eene te groote ki-acht, om zich naar het zuiden en noor- 

 den te rigten , dan moet deze kracht , zoo als boven ge- 

 zegd is, door het aanbrengen van de gelgknamige polen, 

 volgens fig. i4, verminderd, of wel de gevoehgheiddes 

 wijzers vermeerderd worden. — Bij 90° is op beide zij- 

 den van den cirkel eene stift q , welke den wijzer ver- 

 hindert, om verder dan tot dat punt tesHngeren , en om 

 niet bij te sterke werking in eene geheele ronddraaiende 

 beweging gebragt te worden. 



§6. Jj[et gebruik van dit werlktuig berust nu 

 op de ongelijke verzuurbaarheid der metalen , 

 die zich niet alleen tot ongelijke metalen , ?naar 

 ooi tot gelijke , doch verschillend gem,engde 

 metalen uitstrekt. 



Het gebruik van dit werktuig berust nu daarop , dat 

 de verzuring of oxydatie der metalen van eenen elektri- 



schen 



