( 35o ) 



Bij de inrigting van den toestel door oerstedt, 

 tot dit onderzoek voor de gehalteza van het züver opge- 

 geven en boven § 4 en 5 vermeld , behooi't dan ook de 

 vei'schuifbare hoefmagneet, zie fig. i5, u, v, w, die op 

 eenen geschikten grooteren of kleineren afstand in de 

 nabijheid van de polen van de dubbele magneetnaald 

 van den multiplicator kan gebragt worden , en wel zoo , 

 dat derzelver gelijknamige of ongelijknamige polen te- 

 gen over elliander staan , waardoor dan ook , geUjk 

 vroeger breeder vermeld is , de gevoeligheid van deze 

 naalden in het eerste geval vermeerderd en in het 

 laatste geval verminderd of beteugeld zoude kunnen 

 worden. Daar immers de ongelijknamige polen elkan- 

 der aantrekken, zoo zullen de polen van de beweegba- 

 re magneetnaald minder hare vrije rigting volgen bij 

 de afstooting door de ontwikkelde galvanische stof, 

 maar als meer gebonden blijven aan de vaste tegen over 

 geplaatste ongelijknainige polen des hoefmagneets ; ter- 

 wijl bij de aanwending van gelijknamige elkander afstoo- 

 tende polen, de eerste kracht of oorzaak der afwijking 

 nog ondersteund wordt door de tweede tot afstooting 

 genegene kracht dezer tegen over geplaatste gelijkna- 

 mige polen. 



Om dan door de ondervinding het vermogen en het 

 nut van dezen aangebragten hoefmagneet nader te kun- 

 nen aanwijzen , namen \vij eenen kleinen hoefmagneet, 

 wiens armen eene lengte van 9 ned. duimen hadden, en 

 op eenen afstand van 4 ned. duimen gebogen waren, en 

 die een vermogen had, om ongeveer 200 wigtjes te kun- 

 nen dragen. — Deze magneet was op eene gelijke hoogte 

 van de naalden in de rigting van den magnetischen me- 

 , ridiaan aangebragt , en kon , even als boven bij de be- 

 schrgving van dien toestel vermeld is , zeer gemakke- 

 lijk 



