( ^8 ) 



meter, het glas op de plaats van de kromming der 

 buis aanrakende , hierop zal blijven hangen , niet ge- 

 heel weder door het nederdalende kwik, bij het om- 

 keeren van den Barometer zal medegenomen worden , 

 en dat alzoo de Barometer van gay-lussac hierdoor 

 ook met der tijd lager moet gaan ftaan. 



Doch houdt men zulk eenen Barometer van gay-lus- 

 sac niet loodregt omgekeerd , maar horizontaal , en 

 brengt men er dan eenige fchokken aan toe; hetgeen 

 op reis toch niet te vermijden is, zoo kan er door de 

 haarhuis van den barometer lucht naar binnen komen 

 en deze den Barometer onbruikbaar maken. 



Op eene zeer vernuftige wijze heeft bunten de 

 voordeden van den Barometer van gay-lussac be- 

 houden, en het genoemde nadeel van denzelven voor- 

 komen , in eenen barometer door hem uitgedacht ; een 

 barometer , die wel het heir dezer werktuigen vergroot , 

 en de gefchiedenis van denzelven wederom uitgeftrekter 

 maakt, dan zij is; maar die overwaardig is gekend te 

 worden. In den langen arm van den barometer brengt 

 BUNTEN een glazen tusfchenfchot in, rondom het glas 

 der buis geheel gefloten , dwars geplaatst , en in 

 het midden voorzien met eene haarhuis , van eene 

 zekere lengte. Door deze haarhuis en de opening in 

 het tusfchenfchot moet nu altijd het kwik doorgaan, 

 bij verandering van den ftand des barometers; en de 

 fchommelingen van het kwik , indien men niet op eene 

 -rustige plaats waarneemt , worden dus ook in dezen 

 Barometer van bunten, even als in dien van gay- 

 lussac, door de haarhuis verminderd. Doch het in* 

 komen van lucht in het ijdel , of den langeren arm 

 des barometers wordt hierdoor tevens onmogelijk. Het 



is 



