C =9 ) 



is een hevel barometer en, even eens als dievANGAY- 

 LussAC , is het kortere einde gefloten voor kwik , door 

 eene kleine opening , alleen voor de dampkringslucht 

 open. Keert men nu zulk eenen barometer om , 

 plaatst men zelfs denzelven horizontaal , zoo zal er 

 wel een luchtbel kunnen binnen gaan in den lange- 

 ren arm. Maar opklimmen tot in het bovenfte gedeelte , 

 waarin het ijdel is , kan deze luchtbel niet ; hij wordt 

 integendeel teruggehouden door het glazen tusfchen- 

 fchot , blijft hier tegen bepaald , tot zoo lang men 

 den barometer weder eens loodregt omgekeerd heeft 

 geplaatst, wanneer de luchtbel opklimt in het kwik 

 en langs den korteren arm zich met de buitenlucht 

 vereenigt. 



Door dit tusfchenfchot en de gemelde nederwaarts 

 geplaatfte haarhuis in dit tusfchenfchot , kan dus nooit 

 eenige lucht onmiddellijk in het ijdelindringen , tenzij 

 de luchtbel zoo groot ware , dat deze den halven 

 diameter der barometerbuis overtreft. In dit geval, 

 immers , de haarhuis in de as der barometerbuis ge- 

 plaatst zijnde, zal er een gedeelte lucht door de 

 haarhuis kunnen indringen en zich zoo naar het bo- 

 venfte gedeelte der barometerbuis begeven , even als 

 dit in den barometer van gay lussac mogelijk is. 

 Doch men mag vooronderftellen , dat dit zelden ge- 

 beurt. Intusfchen ziet men , dat men door dezen 

 barometer de zwarigheid weder niet geheel weggeno- 

 men heeft, zoo als saigey meent, die, al werd zelfs 

 aan dezen barometer over deszelfs geheele lengte de- 

 zelfde wijdte gegeven , het onmogelijk acht , dat er 

 eenige lucht kan binnenkomen; ook dan nog niet, 

 ■wanneer eens zulke luchtbellen in den langeren arm 



kwa- 



