( i49 ) 



ment niet langer als een derde der barometerlengte zal 



zgn , moet — — — r=: 5 genomen worden , en dit zou 



geven V =: | V' , waaruit dan volgt , dat de verdig- 

 ting der lucht zal zijn op ^ van het oorspronkelgk vo- 

 lume, r 



V' 



Het gemak bg het gebruik vordert , dat -rr — ^ 



een geheel getal zij ; dan vindt men door eene gemak- 

 kelijke vermenigvuldiging de drukking van den damp- 

 kring , en hiertoe moet het vaste deelpunt op de lucht- 

 buis zoodanig genomen worden, dat de lucht in de 

 voorgeschrevene verhouding worde te zamengeperst. 



V' 



Hoe grooter men — — — neemt , des te kleiner zal 



men de hoogte van het instrument kunnen nemen ; 

 maar hier staat tegen over, dat men de drukking van den 

 dampkring door vermenigvuldiging afleidt uit een' kwik- 

 stand, die veel lager is, dan de barometerhoogte , ea 

 aan dezelfde fout bij de waarneming onderhevig is ; zoo- 

 dat eenige fout, bij de waarneming van den differentiaal- 

 barometer, verdubbeld, verdriedubbeld, enz. zal wor- 

 den bij het besluit , dat men daaruit afleidt voor de 

 dampkringsdrukking, naar mate de toestel de helft, 

 het derde, enz. der baromeierlengte heeft. Om deze 

 reden moet dus de hoogte der kwikbuis boven het vaste 

 waterpas der luchtbuis niet kleiner zijn , dan f van den 

 hoogsten barometerstand, dewijl anders de afgeleide 

 dampkringslucht te veel door de mogelijke fout bg de 

 waarneming zoude zijn aangedaan. Maar bij eene zoo- 

 danige zamenpersing van eenig volume lucht , zoo als 

 hetzelve in den dampkring voorkomt, is de opgegevene 



Jj 2 waar- 



