( i52 ) 



..V 

 ste spanning grooter of gelgk aan ƒ — , dan is het over- 

 tollig op deze bijvoeging te letten , deWrjl de veerkracht 

 van zamengepersten damp even eens als die der lucht 

 vermeerdert , zoo lang niet het zoogenaamde verzadi- 

 gingspunt is bereikt. Hierdoor verliest evenwel het ge- 

 bruik van den differentiaal-barometer veel van zijn gemak 

 en eenvoudigheid. Daarenboven zou men niet wel ze- 

 ker kunnen zijn , dat bij rgzihg der temperatuur van 

 'ile lucht niet eenige damp zich in het binnenste der 

 luchtbuis zou kunnen nederslaan en hierdoor de voch- 

 tigheid der afgeslotene lucht vermeerderen. Einde- 

 lijk komt ook de juiste verdeeling der luchtbuis mij zeer 

 moeijelijk voor, dewijl het oprijzende kwik eene bolron- 

 de opper\ lakte aanneemt , en toch moet deze verdee- 

 ling noodzakelijk zeer naauwkeurig zijn. — Bij het ge- 

 bruik op hooge bergen zal , om de droogte der lucht , 

 die daar plaats vindt , om de snelle verdamping en de 

 lage temperatuur der lucht , het gebruik van den diffe- 

 rentiaal-barometer evenwel aan mindere dwaling on- 

 derhevig zijn , dan in vochtige en lage streken (*). 



Deze aanmerkingen op den differentiaal-barometer 

 deden mijdenken, of men niet een' toestel zou kunnen 

 daarstellen , waarin drooge lucht in een bepaald volu- 

 me wierd afgesloten, die door zijne veerkracht onder- 

 scheidene standen eener corresponderende kwikkolom 

 te weeg bragt, dewelke door de drukking van den damp- 

 kring wierd aangedaan , zóó dat tevens de aanwgzin- 

 gen onafhankelijk waren van het verdeden van glasbui- 



zeu 



(*) Eene uitvoerige Lesclirijving van den differentiaal-baro- 

 meter komt voor in een afzonderlijk artikel van het Physika- 

 liach Lexicon van gehleb (de laatste uitgave). 



