( i53 ) 



zen in gelijke ruimten. — lu de sympiesometer , waar- 

 Van eene oppervlakkige beschrijving voorkomt in den 

 Almanak ten dienste der zeelieden voor 1821 , is afge- 

 slotene lucht door hare veerkracht werkzaam tegen de 

 drukking van den dampkring en bepaalt de verhouding 

 hiervan de onderscheidene aanwgzingen van den toe- 

 stel ; maar in dit werktuig wordt , in plaats van kwik , 

 gekleurde amandel- olie gebruikt , en verandert voor- 

 namelijk het volume der afgeslotene lucht , zoodat het 

 werktuig, waarin de lucht tot mindere drukking dan die 

 van den dampkring is afgesloten, voornamelijk een' lucht- 

 thermometer daarstelt, die mede door de dampkrings- 

 drukking wordt aangedaan. Overigens is de wijze der 

 regeling , door de aanwijzingen van het werktuig met 

 die vafi een' barometer te vergelijken en dan aan de 

 schaal te noteren , althans zoo als dezelve ter aangehaal- 

 de plaats voorkomt , m^ vrij duister ên onvolledig voor- 

 gekomen. ■ '"'■'■■ f>-, . ?. iO nr.' 

 --•De mindere bewegelykheid van den stand der ge- 

 kleurde amandel-olie aan de schaal bij de schommelin- 

 gen van het schip komen mij voor het vooi'name voor- 

 deel van den sympiesometer te zgn ; hetwelk evenwel 

 weinig zoude baten, als de aanwijzingen buitendien 

 geen vertrouwen konden inboezemen. — Mij zijn geene 

 vergelijkende waarnemingen van den sympiesometer 

 met den barometer bekend geworden. 



In het Physikalisch Lexicon, op het art. Barometer, 

 bl. 794, wordt van een' toestel van Prof. PRE chtl 

 gesproken , waar drooge lucht door eene hoi'izonlale 

 kwikkolom is afgesloten ; de kwikkolom werkt dus niet 

 door haar gewigt , maar derzelver stelling wordt door 

 temperatuurverandering en ondei'scheidene damp- 

 kringS'drukking , die horizontaal met gelijke kracht als 



ver- 



