( i56 ) 



doen verdampen. Na de bekoeling zal de lucht inde lucht- 

 buis eenig bepaald volume innemen , en het kwik in de 

 buis DF zal hooger moeien staan, dan in de luchtbuis; men 

 zal dit verschil van hoogte oppervlakkig meten, en wan- 

 neer de barometer b.v. staat op 760 strepen, en de ther- 

 mometer op 20° C, zal het genoegzaam zijn, zoo het kwik 

 circa 16 Nederl. duimen hooger staatindekwikbuis,dan 

 in de luchtbuis ; dewijl de hoogste barometer-stand wel 

 niet ligt 79 duimen zal te bovengaan en de thermometer 

 niet ligt beneden — 20° in onze gewesten zal dalen. 

 De onderstaande formule zal door gemakkelijke bereke- 

 ning aanwijzen, hoe groot dit verschil der kwikstan den 

 big andere dampkringsdrukking én temperatuur zal moe- 

 ten worden genomen. Tevens moet de stand van den zui- 

 ger zoodanig zijn , dat men het kwik in de beide buizen 

 ten naastenbij tot hetzelfde waterpas kan brengen en ook 

 dat in de kwikbuis DF circa 24 duimen hooger , dan in 

 de luchtbuis. — De verhouding des diameters van den 

 ijzeren cilinder tot die der lucht en kwikbuis kan hieruit 

 gemakkelijk worden afgeleid; noemende f/ den diameter 

 der glasbuizen, D dien van den ijzeren cilinder, en hde 

 lengte van den zuigei'gang, zal A D^ = 24 io?^ moeten zijn. 

 Dere voorloopige bepalingen 'zijn noodzakelyk , om het 

 werktuig bij de onderscheidene drukking van den 

 dampkring en bij de verschillende temperaturen te 

 kunnen gebruiken. Verder wordt de luchtbuis in hout 

 gevat en aan dezelve een gevoelige thermometer aan- 

 gebragt, die dienen moet, om de temperatuur der lucht 

 in den luchtbol op te geven ; het beste zou zijn , den bol 

 van dezen thermometer in den bol A in te smelten , zooda- 

 nig, dat alleen de buis van denzelven daar buiten gelegen 

 is; maar dit heeft bij de vervaardiging veel zwarigheid; 

 gemakkelgker is het, den bol A zoodanig te fatsoeneren» 



dat 



