i ^57 ) 



dat de thermometer-bol aan denzelven op meerdere 

 punten aansluit, of ook den thermometer- bol tot het- 

 zelfde oogmerk te wijzigen (*). Het onderste gedeelte 

 der houtbekleeding moet scherp en horizontaal zijn af- 

 gestoken , om daar langs den stand van het kwik in de 

 luchtbuis waar te nemen. Hiertoe zal het statif, waaraan 

 de toestel is bevestigd , open moeten zijn , om den stand 

 van het kwik tegen het licht te kunnen zien en dus zeer 

 naauwkeurig te kunnen bepalen ; deze zelfde inrigting 

 moet ook bij de kwikbuis zijn aangebragt. In hetzelfde 

 horizontale vlak als het vaste punt, waar langs men het 

 kwik in de luchtbuis ziet, moet het nulpunt gelegen 

 zijn der verdeelde schaal, die bij de kwikbuis is aange- 

 bragt en van daar naar boven tot circa 24 duim toe in 

 strepen is verdeeld ; voor de naauwkeurige waarne- 

 ming moet een looper en Nonius met toestel voor zachte 

 beweging bij deze schaal worden aangebragt. Wan- 

 neer verder het werktuig aan een behoorlijk statif is be- 

 vestigd , is alles gordend. De hoogte van het geheele 

 werktuig , behoeft geene drie palmen te bedragen 5 daar 

 de breedte niet meer dan ééne palm en de diepte niet 

 meer dan weinige duimen beslaat. ' "- ' 



Het gebruik van den toestel is het navolgende: men be- 

 weegt den zuiger M door middel van het ronddraaijen 



van 



(*) De ondervinding heeft mij geleerd , dat een thermome- 

 ter , waarvan het onderste gedeelte van den bol naar binnen 

 was gekeerd, door een kleine drukking van onderen zijnen 

 stand vrij aanzienlijk veranderde ; daarom zal het best zijn , 

 den thermometer-bol naar alle zijden convex te laten en den 

 bol A , waarvan het glas minder dun is , in te buigen , en de 

 tusschenruimte daar, waar de aanraking ophoudt, met blad- 

 tin aan te vullen , om de geleiding te beguostigea der warm- 

 testof. 



