( 158 ) 



van den knop O , totdat de gebogene oppervlakte (*) van 

 het kwik in de luchtbuis juist gezien kan worden langs de 

 glad afgestokene houtoppervlakte in B, en stelt hierna den 

 looper en den daaraan verbonden Nonius totdat dezelve 

 met de gebogene oppervlakte van het kwik in de kwik- 

 buis overeenkomt, en leest dezen stand af op de schaal; 

 tevens neemt men waar den standvan den naauwkeurigen 

 en tot in vijfde deelendesgraadsvandehonderd-deelige 

 schaal verdeelden thermometer PQ : en hiermede is de 

 waarneming verrigt. Om uit de?e waarneming de druk- 

 king des dampkrings te bepalen , moet de aanwijzing 

 van het werktuig met de aanwijzing van den Barometer 

 op eenig bepaald oogenblik en voor eenige bepaalde 

 temperatuur der lucht in de luchtbuis vergeleken zijn ; 

 en dus noemende voor eenig bepaald oogenblik de 

 drukking der lucht of liever de barometerstand herleid 

 tot het nulpunt der houderddeelige schaal j?', de tempe- 

 ratuur der afgeslotene lucht i' eii de hoogte van het kwik 

 in de kwikbuis naar de gezegde wijze van waarnemen a' 

 en de drukking, die de lucht in de luchtbuis ondervindt, 

 P', dan isP' =/?' + a' (i — h i')% wanneer k isdehoe- 

 veelheid van uitzetting des kwiks voor i° Centigrade. 

 Deze correctie van i — k i\ in plaats van i , is bij dezen 

 toestel van veel minder gewigt , dan bij de waarneming 

 des barometers, juist omdat de hoogte van het verschil 



der 



(*) Ik geloof, dat het kwik altijd eene convexe kromming 

 heeft aaa het glas , zoo lang kwik en glas beide zuiver zijn , 

 en dat deze kromming geenszins aan eene laag waterdamp , op 

 het glas voorhanden, moetworden toegeschreven; althans ik 

 heb geen onderscheid in dezen convexen stand kunnen opmer- 

 ken , wanneer het glas bijna gloeijead en bet kwik ver boven 

 100° G. verhit was. 



