( i6o ) 



drukking en in omgekeerde rede der cubike uitzetting 



van het glas. Kortheidshalve zal ik de uitdrukking 



1 + 0,00.175 t 



r^T— noemen {\-\-d»t) 



1 + o,oooo25ö t ' 



en dus zal zijn P: P' =: (1 -f- d. t): (1 -f d, i') 



of/? + «(i — ht):p'^a'{\— hi')z=.\-\-d. t:\-\- d,t' 



{p~\-a{x—ht)){\-\-d.t') = {p'-{-a'{\—lci')){\~\-d.t) 



dus p = ( y-f-a^(i— /{,-^^))(i4 - d, t) — a{x—h t.) 



(1 + d7F) 



Men zou de drukking/?'' ook uit de verandering van 

 het volume lucht hebben kunnen afleiden, maar dan 

 zouden de bij den differentiaal-barometer aangewezene 

 fouten, gedeeltelijk althans , moeijelijk bij de vervaardi- 

 ging hebben kunnen worden vermeden , en ik geloof, 

 dat de opgegevene handelwijze de voorkeur verdient. 



Men heeft volgens deze berekening mede 



p -{- a {x — k t) p' ~{- a' {i — h i') , ' , 



; — = ; — ^ en daar deze 



\-\- d. t i-J^ d.t' 



waarde standvastig is , zal men uit eene reeks waarne- 

 mingen van de aanwijzingen dezes toestels , vergeleken 

 met die van eenen naauwkeurigen barometer, zich van den 

 gang van het werktuig kunnen overtuigen , en bij de ge- 

 ringe afwijkingen, die de ondervinding voor de waarde van 



p + a (1 — k t) 

 • '~ zal opgeven , eene gemiddelde waarde 



1 — [— CL» t 



bepalen , die tot grond der vervaardiging van tabellen 



moet worden gelegd. 



n A p' + a'{ ',—h.n . 



De waarde ; , waarm alles door waarne- 



x-^d.i' ' 



ming en vergelijking met den barometer bekend is, komt 

 bij de berekening van elke waarneming voor , en daar 

 deze grootheid met (1 -{- d, t) moet worden vermenig- 



vul- 



