( i6x ) 



vuldigd, zal men eene tabel kunnen vervaardigen vooralle 

 waarden, die dezelve verkrijgt van t-=. — 20° af, tot aan 

 / =1: 56° en opklimmende bij -^-^ graad. Dan heeft men 

 van deze in de tabel voorkomende waarden voor elke 

 waarneming slechts a (1 — h t) af te trekken , om de 

 dampkrings-drukking te bepalen. Er is aan den toestel 

 geenafzonderlgke thermometer voor de temperatuur van 

 het kwik in de kwikbuis bijgevoegd. De dwaling zal zeker 

 onmerkelijk zijn , als men voor deze correctie het mid- 

 den neemt uit de temperatuur der lucht en die van den 

 luchtbol , welke door den thermometer aan den toestel 

 wordt aangewezen , en die wij door t hebben te ken- 

 nen gegeven. 



De berekening van/? wordt dus door deze tabellen 

 tot eenvoudige aftrekking herleid, en kan geene moeite 

 geven. Behalve hetgene de temperatuur van den lucht- 

 bol de veerkracht der afgeslotene lucht doet veranderen, 

 hetgene van — 20° tot + 5o° ten naastenbij in rede 

 van S '.^ zal zijn , is het duidehjk , dat de verandering 

 der standen van het kwik in de kwikbuis even groot zal 

 zgn als die van den gewonen barometer en hier dus de 

 ophooping van dwaling, bij den differentiaal-barometer 

 voorhanden, geheel vervalt. — Ook zal, wanneer bg 

 de vervaardiging van het werktuig de gevorderde voor- 

 zigtigheid is gebruikt , er geen damp in de toestel kun- 

 nen aanwezig zijn. 



De waarneming van het werktuig is even gemakkelijk 

 als die van eenen gewonen hevel -barometer, en wanneer 

 de buizen even wijd zgn bij de kwikstanden , vernietigt 

 zich mede de zoogenaamde correctie voor de capillaar- 

 depressie. Het korte der buizen Iaat daarenboven toe, 

 dat dezelve van vrij aanzienlijken diameter kunnen wor- 

 den genomen. Wanneer de ondervinding geene bij- 

 zon- 



