( »65 ) 



pondentie tusschen de luchtbuis en kwikbuis , de slin- 

 geringen nog geringex' kunnen maken. 



De voorname aanmerking, die men, naar het mij voor- 

 komt , tegen den toestel zou kunnen maken , is des- 

 zelfs groote gevoeligheid voor verandering van tempera- 

 tuur 5 want wanneer men stelt , dat voor de temperatuur 

 van — 20° en 5o° dezelfde dampkringsdrukking van 

 760 strepen plaats had, zou ten naastenbig p + az 



p + 6a 

 p-{-a'-=z5: 6 zijn en hieruit a' ::z — ; wanneer 



nu a was 4o strepen , gelgk dit noodig is , om voor de 

 temperatuur van — 20° de hoogere dampkringsdrukkin- 

 gen te kunnen waarnemen, dan wordt a':^ 200 strepen; 

 dus 160 strepen is circa de verandering van den stand 

 alleen door de gewone afwisseling der temperatuur. Hier 

 tegen kan men echter aanmei-ken , dat de uitzettingen 

 van gas en glas door de temperatuurverandering zeer 

 naauwkeurig bekend zijn, en dat men vooral een' juisten 

 thermometer aan den luchtbol zal moeten aanbrengen. 

 De luchtbol is door hout omringd , om denzelven min- 

 der aan plotselinge temperatuurverandering , als b, v. 

 door het naderen van een verwarmd ligchaam , bloot te 

 stellen. Doelmatig zal het evenwel zgn , de waarneming 

 niet te verrigten kort nadat de toestel b. v. uit een 

 verwarmd vertrek in eene koudere lucht was overge- 

 bragt, maar dan eenigen tijd te wachten. Deze groote 

 invloed der temperatuurverandering is ook de reden, 

 waarom de schaal aan de kwikbuis van circa 24 duimen 

 moet zijn ; want eerst dan zal het werktuig van 720, tot 

 795 stiepen de dampkringsdrukking kunnen aanwijzen 

 voor alle temperatuur tusschen — 20° en 00°. Ik heb 

 dezen toestel zee-barometer genoemd , omdat dezel- 

 ve voor bergi-eizen minder geschikt is , dewijl de toe- 



BI JDR AGEN, D. Vil, ST. 1. M Stel 



