( i64 ) 



stel des te langer zal moeten zijn , naai* mate de druk- 

 king van den dampkring , het overige gelijk staande , 

 geringer is ; voor dit gebruik zou men den toestel even- 

 wel mede kunnen inrigten , maar hiervoor geloof ik, dat 

 de differentiaal-barometer voldoende is. 



Ik heb het werktuig door den uitmuntenden mecha-? 

 nicus B E c K E R alhier laten vervaardigen , en tot nu 

 toe voldoet hetzelve allezins aan mijne verwachting. 



Want niettegenstaande het eerst vervaardigde stuk 

 niet met in achtneming van alle naauwkeurigheid is 

 uitgevoerd , daar hetzelve slechts tot eene voorloopige 

 proef zoude strekken wat men van den toestel verwach- 

 ten mogt, is de afwijking van de opgave dezes toestels en 

 die van eenen vrij goede hevel-barometer op zgn grootst 

 van eene streep geweest. Ik betwijfel geenszins , dat 

 de nieuwe toestel, dien ik thans laat in orde brengen, 

 veel minder verschil zal opgeven ; te meer , daar de 

 fout bij de vorige toestel duidelijk daai^aan toe te schrg- 

 ven was , dat de thermometer niet juist genoeg de warm- 

 tegraad van de luchtbel te kennen gaf. 



Ik heb de logarithmen van — — 



1 + O,O0O025ö t 



of (i -\- d. t) voor alle waarden van ^in geheele getallen 

 van — 20° tot 06° berekend, en voeg dezelve hierbij 

 met de differenten per --^ graad , om aan anderen , 

 die dit werktuig zouden vyillen gebruiken , een groot 

 deel der lastige berekening voor het vervaardigen der 

 tabellen uit te winnen. Het werktuig zal tot 56° kun- 

 nen worden gebruikt , wanneer het naar de opgaven , 

 boven voorkomende , is vervaardigd, omdat zoodanige 

 hooge temperatuur , die in onze gewesten zekpr nooit 

 voorkom,t, wel niet bij een' lagen barometerstand zal 

 plaatsvinden, , .. . ... 



, . ' • - ■ t. 



