﻿( 
  278 
  ) 
  

  

  recipiënt 
  zoude 
  zijn 
  opgenomen. 
  Dit 
  alles 
  , 
  gevoegd 
  bij 
  

   het 
  geringe 
  gewigt 
  van 
  den 
  damp, 
  die 
  in 
  de 
  lucht 
  onder 
  

   den 
  recipiënt 
  aanwezig 
  is 
  , 
  en 
  dus 
  groote 
  naauwkeurig- 
  

   heid 
  vordert 
  bij 
  de 
  omslagtige 
  waarneming 
  en 
  de 
  me- 
  

   nigvuldige 
  gelegenheid 
  tot 
  dwaling 
  bij 
  dezelve 
  , 
  doet 
  

   deze 
  soort 
  van 
  Hygrometers 
  onbruikbaar 
  zgo 
  voor 
  de 
  

   dagelijksche 
  waarneming. 
  

  

  Le 
  roy 
  {Mém. 
  de 
  VAcad, 
  de 
  Paris, 
  i;^5i) 
  

   schijnt 
  de 
  eerste 
  geweest 
  te 
  zijn, 
  die 
  uit 
  de 
  tempera- 
  

   tuur 
  van 
  een 
  ligchaam 
  , 
  waarop 
  de 
  damp 
  uit 
  de 
  lucht 
  

   begint 
  neder 
  te 
  slaan 
  , 
  over 
  de 
  hoeveelheid 
  van 
  damp, 
  

   in 
  de 
  lucht 
  aanwezig, 
  heeft 
  leeren 
  oordeelen. 
  De 
  meer 
  

   juiste 
  denkbeelden, 
  door 
  de 
  LUC 
  en 
  naderhand 
  door 
  

   DALTON 
  voornamelijk 
  met 
  klem 
  ontwikkeld 
  , 
  over 
  de 
  

   wording 
  en 
  spanning 
  van 
  den 
  damp 
  , 
  en 
  de 
  proeven 
  

   van 
  GAY-LUSSAC 
  over 
  het 
  gewigt 
  van 
  een 
  bekend 
  

   volumen 
  waterdamp 
  tot 
  de 
  grootste 
  en 
  bekende 
  span- 
  

   ning 
  en 
  voor 
  eenen 
  bepaalden 
  warm 
  te 
  -graad 
  (biot. 
  

   Traite 
  de 
  Ph. 
  I, 
  chap. 
  i4) 
  , 
  gepaard 
  met 
  de 
  wijze 
  , 
  

   waarop 
  D 
  A 
  Ni 
  E 
  L 
  L 
  geleerd 
  heeft 
  in 
  eenen 
  eenvoud 
  igen 
  

   toestel 
  de 
  afkoeling 
  te 
  weeg 
  te 
  brengen 
  , 
  en 
  de 
  tempe- 
  

   ratuur 
  op 
  het 
  oogenblik 
  der 
  beginnende 
  nederploffing 
  

   van 
  den 
  damp 
  waar 
  te 
  nemen 
  , 
  hebben 
  de 
  Hygrometrie 
  

   aanzienlijk 
  bevordei'd 
  , 
  zoodat 
  men 
  thans 
  met 
  groote 
  

   naauwkeurigheid 
  over 
  de 
  vochtigheid 
  der 
  lucht 
  kan 
  

   oordeelen. 
  De 
  beginselen, 
  waarop 
  het 
  gebruik 
  van 
  den 
  

   Hygrometer 
  van 
  D 
  A 
  N 
  i 
  E 
  L 
  L 
  steunt 
  , 
  kan 
  in 
  deze 
  vol- 
  

   gende 
  , 
  door 
  ondervinding 
  bevestigde 
  , 
  stellingen 
  wor- 
  

   den 
  uitgedrukt. 
  

  

  De 
  warmte 
  is 
  de 
  onmiddellijke 
  oorzaak 
  van 
  de 
  wor- 
  

   ding 
  van 
  den 
  waterdamp 
  , 
  die 
  zich 
  met 
  des 
  te 
  meer 
  

   kracht 
  ontwikkelt 
  , 
  naar 
  mate 
  de 
  warmtegraad 
  hooger 
  

   is 
  ; 
  deze 
  waterdamp 
  tracht 
  zich 
  , 
  gelijk 
  elke 
  andere 
  

  

  veer- 
  

  

  