﻿( 
  290 
  ) 
  

  

  verloop 
  noodig 
  zijn 
  ; 
  wanneer 
  dus 
  in 
  dit 
  tijdverloop 
  

   die 
  oppervlakte 
  al 
  meer 
  en 
  meer 
  wordt 
  afgekoeld 
  , 
  zal 
  

   men 
  tot 
  een 
  verkeerd 
  besluit 
  komen 
  , 
  wanneer 
  men 
  den 
  

   warmte-graad 
  , 
  waarbij 
  men 
  de 
  nederploffing 
  van 
  den 
  

   damp 
  begon 
  waar 
  te 
  nemen 
  , 
  opgaf 
  als 
  die 
  , 
  waarbij 
  

   dezelve 
  begonnen 
  was. 
  De 
  inwendige 
  Thermometer 
  van 
  

   den 
  Daniellschen 
  Hygrometer 
  zal 
  dus 
  feene 
  lagere 
  tem- 
  

   peratuur 
  aangeven, 
  dan 
  die 
  voor 
  het 
  spanningspunt 
  we- 
  

   zenlijk 
  voorhanden 
  was. 
  Ook 
  is 
  het 
  eigenlijk 
  niet 
  het 
  

   zoogenaamde 
  dauwpunt 
  of 
  de 
  temperatuur 
  , 
  waarbij 
  

   damp 
  uit 
  de 
  atmospheer 
  nederslaat 
  , 
  die 
  men 
  begeert 
  

   te 
  kennen 
  , 
  maar 
  de 
  temperatuur 
  , 
  die 
  overeenstemt 
  

   met 
  de 
  grootste 
  spanning 
  , 
  die 
  de 
  damp 
  in 
  de 
  lucht 
  

   aanwezig 
  heeft 
  ; 
  en 
  het 
  dauwpunt 
  zal 
  uit 
  den 
  aard 
  

   der 
  zaak 
  iets 
  beneden 
  dit 
  spanningspunt 
  moeten 
  gelegen 
  

   zijn. 
  Want 
  daar 
  de 
  hoeveelheid 
  warmte-stof, 
  die 
  ge- 
  

   vordex'd 
  wordt 
  , 
  om 
  water 
  in 
  damp 
  te 
  verkeeren 
  , 
  zeer 
  

   aanzienlijk 
  is 
  , 
  is 
  het 
  omgekeei-d 
  ook 
  klaar 
  , 
  dat 
  veel 
  

   warmte 
  aan 
  den 
  damp 
  zal 
  moeten 
  ontti'okken 
  worden 
  , 
  

   om 
  denzelven 
  weder 
  tot 
  vloeibaar 
  water 
  te 
  doen 
  over- 
  

   gaan. 
  Waaruit 
  volgt 
  , 
  dat 
  zelfs 
  dan 
  , 
  wanneer 
  men 
  juist 
  

   bekend 
  is 
  met 
  de 
  temperatuur 
  van 
  het 
  ligchaam, 
  waar- 
  

   op 
  de 
  damp 
  nederslaat 
  , 
  men 
  toch 
  zoude 
  moeten 
  aan- 
  

   nemen 
  , 
  dat 
  deze 
  temperatuur 
  lager 
  was 
  , 
  dan 
  het 
  span- 
  

   ningspunt. 
  Het 
  ligchaam 
  moet 
  ook 
  iets 
  meer 
  afgekoeld 
  

   zijn 
  dan 
  deze 
  laatste 
  warmte-graad 
  , 
  opdat 
  , 
  nadat 
  het 
  

   de 
  warmte 
  had 
  ontvangen 
  van 
  den 
  in 
  water 
  verkeeren- 
  

   den 
  damp 
  , 
  het 
  genoegzaam 
  koel 
  bleef 
  om 
  den 
  damp- 
  

   nederslag 
  te 
  doen 
  voortduren. 
  

  

  Daar 
  het 
  dus 
  vrij 
  zeker 
  voorkomt, 
  dat 
  de 
  Hygrometer 
  

   van 
  DANIELL 
  het 
  gevraagde 
  spanningspunt 
  te 
  laag 
  

   opgeeft 
  bij 
  de 
  nederploffing 
  van 
  den 
  damp 
  , 
  heeft 
  men 
  

   voorgeslagen 
  , 
  om 
  de 
  temperatuur 
  waar 
  te 
  nemen 
  waar- 
  

  

  bg 
  

  

  