﻿( 
  29^? 
  ) 
  

  

  eene 
  geringe 
  verwarming 
  van 
  den 
  bovensten 
  bol 
  en 
  

   verkoeling 
  van 
  den 
  ondersten 
  , 
  de 
  aether 
  bij 
  den 
  Ther- 
  

   mometer-bol 
  te 
  doen 
  terugkeeren. 
  Delangzame 
  verdam- 
  

   ping 
  althans 
  van 
  de 
  aether 
  in 
  eene 
  overal 
  gelijk 
  ver- 
  

   warmde 
  luchtledige 
  buis 
  , 
  die 
  met 
  aetherdamp 
  is 
  ge- 
  

   vuld 
  , 
  maakt 
  het 
  werktuig 
  door 
  deze 
  omkeering 
  voor 
  

   eenige 
  uren 
  ongeschikt 
  voor 
  het 
  gebruik. 
  Ook 
  moet 
  men 
  

   zorg 
  dragen, 
  om 
  kort 
  vóór 
  het 
  gebruik 
  den 
  Hygrometer 
  

   niet 
  te 
  bewegen 
  : 
  want 
  hier 
  door 
  geraakt 
  de 
  aether 
  in 
  

   den 
  ondei'sten 
  bol 
  in 
  eene 
  golvende 
  beweging 
  en 
  be- 
  

   vochtigt 
  dus 
  den 
  bol 
  boven 
  de 
  oppervlakte 
  van 
  de 
  

   aether. 
  Deze 
  bevochtigde 
  glas-oppervlakte 
  nu 
  kan 
  spoe- 
  

   diger 
  genoegzame 
  verkoeling 
  tot 
  den 
  dampnederslag 
  

   daarstellen 
  , 
  dan 
  aan 
  de 
  oppervlakte 
  van 
  de 
  aether 
  , 
  

   waar 
  de 
  verkoelde 
  aether-deeltjes 
  naar 
  beneden 
  zin- 
  

   ken 
  , 
  en 
  door 
  andere 
  meer 
  wai-me 
  worden 
  vervangen. 
  

   Men 
  zou 
  dus 
  in 
  dit 
  geval 
  den 
  nederslag 
  op 
  den 
  bol 
  

   kunnen 
  opmerken 
  vóór 
  dat 
  deszelfs 
  temperatuur 
  met 
  

   die 
  van 
  den 
  Thermometer 
  overeenkwam 
  , 
  en 
  den 
  eer- 
  

   sten 
  dampnederslag 
  waarnemen 
  boven 
  de 
  oppervlak- 
  

   te 
  van 
  de 
  aether 
  , 
  en 
  het 
  spanningspunt 
  hooger 
  vinden 
  

   bij 
  de 
  waarneming 
  der 
  nederplofEng 
  , 
  dan 
  bij 
  het 
  weg- 
  

   trekken 
  van 
  den 
  nederslag. 
  Wanneer 
  men 
  echter 
  met 
  

   de 
  noodige 
  oplettendheid 
  te 
  werk 
  gaat 
  , 
  is 
  de 
  Hygro- 
  

   meter 
  van 
  D 
  A 
  N 
  I 
  E 
  L 
  L 
  een 
  werktuig 
  , 
  dat 
  alle 
  vertrou- 
  

   wen 
  inboezemt 
  voor 
  de 
  juiste 
  bepaling 
  van 
  het 
  span- 
  

   ningspunt 
  , 
  't 
  welk 
  dus 
  volkomen 
  voldoet 
  aan 
  het- 
  

   gene 
  men 
  van 
  den 
  Hygrometer 
  kan 
  vorderen 
  , 
  en 
  waar 
  

   naar 
  het 
  mij 
  voorkomt, 
  dat 
  men 
  de 
  overige 
  Hygrome- 
  

   ters 
  behoort 
  te 
  toetsen 
  , 
  om 
  over 
  hunne 
  bruikbaarheid 
  

   tfe 
  oordeelen. 
  Het 
  laat 
  zich 
  evenwel 
  niet 
  ontkennen 
  , 
  

   dat 
  de 
  waarneming 
  eenigzins 
  moeijelijk 
  is 
  en 
  veel 
  op- 
  

   lettendheid 
  vordert; 
  dat 
  men 
  eenigen 
  tijd 
  noodigheeft, 
  

  

  V 
  2 
  voor 
  

  

  I 
  

  

  