274 ANALES DE HISTORIA NATURAL. (18) 



próximas á la lente posterior del objetivo. Pero, para verlas, 

 basta quitar el ocular y mirar por el tubo del microscopio. ¡Pa- 

 rece imposible que una observación tan fácil de hacer no hu- 

 biese llamado la atención de ning-un micróg-rafo, antes de que 

 el profesor Abbe expusiese su teoría! Mirando, pues, por el 

 tubo del microscopio sin ocular, veremos lo que representa la 

 fig-ura 2 de la lámina. En el centro del campo, la imagen de 

 la abertura O del diafrag-ma, y á ambos lados, en línea perpen- 

 dicular á la dirección de las rayas de la placa, una serie de imá- 

 g-enes que corresponden á los rayos difractados Oj, o^. o^... de 

 la fig-ura 1." Estas imág-enes se deforman y alarg-an á medida 

 que se separan del centro, y en sus extremos aparecen los co- 

 lores del espectro — el violeta en el interior — hasta formar un 

 espectro continuo en las más apartadas. Los espectros más 

 juntos corresponden á la parte A de la fig\ 6.^ (lám. vi), y los 

 más separados á la B. 



Basta realmente, como acabo de decir, quitar el ocular para 

 ver los espectros; pero con objeto de observarlo mejor, he 

 ideado dos medios diferentes. Puesto que las imág-enes se for- 

 man realmente cerca de la lente posterior del objetivo, con un 

 microscopio supletorio que se introdujese dentro del tubo, po- 

 drían enfocarse y verse perfectamente. Este microscopio su- 

 pletorio le formo atornillando en el extremo del tubo de en- 

 chufe («Draw-tube») una lente que sirva de objetivo, j lleve la 

 imág-en-al plano vimal del ocular. Metiendo ó sacando dicho 

 tubo, se enfocan los espectros, y se ven con toda comodidad, 

 como si fuesen objetos colocados sobre la platina (1). Otro 

 modo de observar bien los espectros, consiste en usar un acce- 

 sorio que los constructores ing-leses emplean para cerciorarse 

 de que los diafrag-mas y el condensador están bien centrados, 

 y que se conoce con el nombre de «Centring- Glass». El que 

 yo me sirvo, construido por Ross, consiste en un sistema de 



(1) La lente que se pone en el extremo del tubo, lia de guardar cierta relación con 

 el ocular. En mi microscopio Nachet Gran modelo, con el ocular núm. 2, que es de 1 

 y «//. pulgada, da buen resultado una lente plano-convexa de dos pulgadas. Esta com- 

 binación se me ocurrió queriendo imitar el aparato Swift para ver las figuras de in- 

 terferencia con luz convergente en placas delgadas de minerales birefringentes, 

 tales como se presentan de ordinario en el estudio microscópico de las rocas, y da los 

 mejores resultados, pues se llegan á observar perfectamente las hipérbolas en una 

 lámina de mica de '/s de onda. 



