(43) Castellarnau. — visión microscópica. 299 



§ VIL— Examinemos ahora de qué medios podemos valer- 

 nos para hacer que el conjunto de rayos difractados que un 

 objeto 11 estructura origñna, estén contenidos en el menor 

 áng-ulo posible; cuestión de la más alta importancia, puesto 

 que resuelve el problema de recog-er mayor cantidad, y por 

 lo tanto, de que haya más semejanza entre la imagen y el 

 objeto. 



La formula (2), que indica los áng-ulos que los distintos es- 

 pectros forman con la normal es , seg'un hemos visto, 



sen. B^ = m x JV. 



Para un espectro de orden determinado 7?i, por ejemplo, de- 

 pende el valor de B^ del de x únicamente, puesto que iVes 

 una cantidad constante para cada estructura; y tanto menor 

 será B^, cuanto menor sea x. La óptica física nos enseña dos 

 medios de reducir el valor de x que podemos utilizar en este 

 caso, y son: el empleo de luz monocromática del extremo más 

 refrangible del espectro solar , y el hacer que los fenómenos 

 de difracción se produzcan en un medio de índice superior al 

 del aire. 



La iluminación monocromática azul ó violeta favorece nota- 

 blemente la definición de los objetivos, por causas puramente 

 dióptricas, que no es del caso examinar aquí, y también á la 

 semejanza entre el objeto y su imág-en, haciendo que los ra- 

 yos difractados de distintos órdenes sean respectivamente 

 menos divergentes, y por lo tanto que puedan ser recog-idos 

 por el objetivo en mayor número. En una placa de difracción 

 de 2.000 líneas por milímetro, los dos primeros espectros for- 

 marían entre sí un áng'ulo superior á 180° con luz amarillo- 

 verdosa, de longitud de onda igual á 0,55 .«^ (entre las rayas D 

 y F, parte más brillante del espectro), y por lo tanto un obje- 

 tivo ordinario no podría aprovecharlos , mientras que con luz 

 azul (A = 0,45a) el ángulo sería solamente de 128" 19'. Este 

 ejemplo demuestra bien claramente las ventajas de la ilumi- 

 nación monocromática azul, ventajas notadas en la práctica 

 por todos los micrógrafos que se dedican al estudio de diato- 

 meas y demás testohjecis difíciles, y que, no obstante, no se 

 explican sino con la teoría Abbe; pues si únicamente depen- 

 diesen de la mejor corrección de las aberraciones de esferici- 



