(51) 



Castellaruau. — visión microscópica. 



307 



anteojos telescópicos, si su sig-nificacion ha de ser ig-ual : la 

 verdadera medida de número de rayos. 



Supong"amos un objetivo de composición cualquiera, y para 

 mayor g-eneralidad sólo tendremos en cuenta las lentes fron- 

 tal fAJ y posterior (BJ (fig*. 3). Un objeto O formará una ima- 

 gen O* en el plano conjug-ado de O y á una distancia próxi- 



Fis-. 3. 



mámente ig-ual á la long-itud del tubo. El cono de luz que 

 parte del punto O y cuyo áng'ulo es 2 ?í ( = áng-ulo de aber- 

 tura) forma á su emerg-encia de la lente posterior (B) otro 

 cono cuyo diámetro es PP'. Este diámetro en el microscopio 

 es equivalente á la «abertura» en los anteojos telescópicos, y 

 por lo tanto sirve de Msepara la determinación de la «apertu- 

 ra.y> En efecto: si tenemos en cuenta que la distancia entre el 

 objeto y el objetivo es siempre pequeña con relación á la que 

 media entre el objetivo y la imág-en (= longitud del tubo), 

 nos podemos figurar que estamos en el caso del telescopio y 

 que O* es el objeto y O la imagen, en lo cual, ópticamente 

 hablando, no hay ningún inconveniente. Entonces PP' será 

 la «abertura» tal como la hemos definido antes , y medirá la 

 cantidad de rayos que partiendo del punto O* recoge el siste- 

 ma óptico. Si en dos objetivos de la misma equivalencia focal 

 (del mismo aumento), cualquiera que sea su composición ópti- 

 ca, el diámetro PP' es igual, evidente está que del punto O* 

 recibirán igual cantidad de rayos y los trasmitirán á su foco 

 conjugado O; y como la recíproca es cierta, y además no pue- 

 den emerger rayos que antes no hayan entrado, claro está 

 también que el punto O habrá enviado en los dos casos igual 

 cantidad de rayos á los dos objetivos. 



