(75) 



Castellarnau. — visión micrüscüpica. 331 



táiidose de objetivos perfectamente corregidos — no depende 

 del sistema óptico, sino del objeto que necesita para su exa- 

 men mayor profundidad de visión de la que permite la aper- 

 tura empleada.» 



2.° Esta consideración y la sig-uicnte no afectan al valor 

 de la imág-en como la que acabo de exponer; pero sí influyen 

 poderosamente en la comodidad de la observación y en el 

 tiempo que para ella se necesita. Es sabido de todos los mi- 

 cróg-rafos, y demostrado teórica y prácticamente, que á medi- 

 da que aumenta la apertura aumenta también en creciente 

 prog-resion la sensibilidad del sistema á las pequeñas faltas 

 de corrección j sobre todo en los objetivos secos. Eso no ten- 

 dría importancia para el observador si un objetivo pudiera 

 llevar en el mismo todas las correcciones hechas con el máxi- 

 mo g-rado de perfección que el actual estado de la técnica óp- 

 tica permite, pues se reducirla la cuestión al mayor cuidado 

 que el óptico constructor debería poner en hacer las correc- 

 ciones; pero no sucede así, pues en recUidad un objetivo de 

 gTan áng'ulo sólo se puede correg-ir para una determinada 

 preparación, de modo que examinando otra que no se en- 

 cuentre en idénticas circunstancias , la corrección desaparece 

 en mayor ó menor g-rado, seg-un que estas circunstancias c^m- 

 bien más ó menos. Uno de los elementos que principalmente 

 influyen en la cantidad total de las aberraciones que hay que 

 correg-ir en un objetivo, es el espesor y la naturaleza déla 

 capa de los diferentes medios refrangibles que se encuentran 

 entre el radiante y la cara plana de la lente frontal — capa de 

 aive, cover y medio en que está hecha la preparación en los 

 objetivos secos — y como esta causa de error existe fuera del 

 objetivo y es variable seg-un las preparaciones, claro está que 

 el constructor no puede hacerla desaparecer, y al salir de sus 

 manos sólo podrá estar corregido para un espesor y natura- 

 leza determinada de dicha capa refrang-ible. Si el objetivo es 

 poco sensible á las lig-eras faltas de corrección, un cambio 

 muy pequeño en el espesor del cover, por ejemplo, no altera- 

 rá la bondad de la imagen; pero si es muy sensible, un dis- 

 turbio en las correcciones tendrá lug-ar, y la imág-en perderá 

 en definición. Con aperturas inferiores á 0,26 (30°), el espesor 

 del corer , dentro de los límites usuales, no tiene influencia 

 alg-una, pero es ya sensible á 0,1 mm. cuando es de 0,50 (60°) é 



