332 ANALES DE HISTORIA NATURAL. (76) 



introduce notable confusión en la imág-en sólo una diferencia 

 de 0,02 mm. en más ó menos del espesor que se ha tenido en 

 cuenta al hacer las correcciones cuando la apertura pasa de 

 0,82 (100°); y esta sensibilidad aumenta tan rápidamente, que 

 llega á ser un verdadero obstáculo para la construcción de sis- 

 temas secos de apertura superior á 0,80-0,85. Para obviar este 

 inconveniente, que va siempre unido á las g-randes aperturas, 

 el micróg-rafo sólo tiene dos medios: ó poner la preparación que 

 quiere estudiar en ig-uales circunstancias á la que lia servido 

 para hacer las correcciones, ó bien hacerlas por sí mismo en 

 el acto de observar cada preparación ó cada parte de prepara- 

 ción si es necesari-o, haciendo g-irar el collar de corrección que 

 con este objeto llevan los objetivos de g-ran áng-ulo. El primer 

 medio es fácil de conseg'uir con las aperturas pequeñas ó me- 

 dianas, pues siendo poca su sensibilidad, basta emplear un 

 cover de ig-ual espesor que el del test(\\\Q ha servido para hacer 

 la corrección, dato que suelen dar los constructores; pero tra- 

 tándose de aperturas superiores, no hay más camino que ha- 

 cer las correcciones para cada caso particular, operación tanto 

 más delicada cuanto mayor es la apertura, y que exig-e cierta 

 práctica en el operador, y en la que se g'asta bastante tiempo. 

 Aquellos de mis lectores que se hayan servido con frecuencia 

 de objetivos de corrección, saben perfectamecte que pronto 

 se obtiene un resultado positivo tratándose de preparaciones 

 de Diatomeas, por ejemplo, pues al hacer g-irar el collar se va 

 en busca de una imág-en conocida; pero cuando se quiere ha- 

 cer la corrección en otras preparaciones, habrán observado 

 también que las dificultades é incertidumbre aumentan, lo 

 mismo que la pérdida de tiempo. 



En los objetivos de inmersión, sobre todo en los de inmer- 

 sión homogénea, el inconveniente de la g-ran sensibilidad á 

 la falta de las correcciones indicadas desaparece en g-ran par- 

 te, de modo que habrá siempre ventaja en usarlos en vez de 

 los objetivos secos cuando las aperturas sean próximas á 

 su límite superior (0,80-85); y no debe olvidarse que «el me- 

 jor sistema de g-ran apertura si no está perfectamente corre- 

 gido para cada caso particular, no es mejor que un objetivo 

 malo de pequeño áng-ulo». De esto se deduce que cuando el 

 micróg-rafo no es sólo un amateur que quiere el microscopio 

 en sí mismo, y encuentra placer en correg-ir los sistemas de 



