261 



ANALES DE HISTORIA NATURAL. 



(6) 



escrupulosidad que me parece enteramente supérflua ; hay 

 quien divide el círculo en medios grados, y con el auxilio de 

 un nonio fijo se pueden apreciar minutos; pero este es un lujo 

 excesivo de exactitud cuando en la apreciación del momento 

 de extinción de alg-unos cristales se pueden cometer errores 

 de g-rados (1). 



Puede centrarse la platina por medio de dos tornillos que la 

 imprimen movimientos rectang-ulares de tal uniformidad y 

 precisión, que en poco tiempo puede obtenerse un centraje 

 satisfactorio hasta para un objetivo de X de pulg-ada ing-lesa. 

 Ig-ual resultado se obtiene con una pieza porta-objetivo pro- 

 vista también de dos tornillos, y que Mr. Swift proporciona 

 aparte si se desea. Ross en su nuevo modelo de microscopio 

 hace la platina fija y obtiene el centraje con esa pieza. 



La coincidencia del centro g-eométrico y de g"iro de la pla- 

 tina con la intersección de los hilos del retículo ocular, ó lo 

 que se llam.a su centraje, ha preocupado á todos los construc- 

 tores de microscopios, que han ideado diversas disposiciones 



FiíT. 2.» 



A A- 



n 



(1) Claro es que al hablar así me refiero á los medios generalmente empleados en 

 los microscopios petrológicos para apreciar las extinciones, no á los mucho más pre- 

 cisos que los cristalógrafos aplican en sus observaciones estauroscópicas. Con el es- 

 tauroscopio de Groth , provisto de la doble placa de penumbra , ideada por nuestro 

 ilustrado consocio el reputado químico y cristalógrafo D. Laureano Calderón, se ob- 

 tienen los ángulos de extinción con la aproximación de un minuto. 



