266 ANALES DE HISTORIA NATURAL. (8) 



al hilo del retículo V P ; el áng-ulo E C F\ que mide el g-iro de 

 la platina, es igual al i^O^ ó áng-ulo de extinción. 



Prosiguiendo la descripción del microscopio de Swift, con- 

 signaremos ahora la disposición del aparato de polarización. 

 El polarizador está montado sobre un brazo excéntrico, de 

 modo que con sólo hacerle girar puede conseguirse que el 

 prisma se coloque en el centro de la abertura de la platina ó 

 se separe completamente de ella cuando es innecesario el em- 

 pleo de la luz polarizada. Lleva en su base un círculo movible 

 dividido en cien partes, y en la abrazadera del tubo giratorio 

 un índice fijo que marca las posiciones de cruce de los nicoles 

 cuando coincide con las divisiones O y 50; pero sin necesidad de 

 mirar al círculo pueden apreciarse las posiciones de cruce, 

 pues al llegar á ellas se producen pequeños saltos por medio 

 de un resorte que entra en dos rebajos que hay practicados en 

 puntos convenientes del tubo giratorio del polarizador. En 

 aberturas laterales que existen en el tubo del microscopio, 

 por encima del objetivo, entran á corredera, en monturas de 

 latón, primero el prisma que produce la visión binocular, des- 

 pués una placa de Klein , y por último el analizador. Dichas 

 piezas pueden introducirse ó sacarse del tubo del microscopio 

 á voluntad y con la mayor facilidad. Esta disposición del ana- 

 lizador constituye una de las mayores ventajas de este modelo 

 de microscopio. En todos los demás el analizador se coloca 

 sobre el ocular, y sin contar con el inconveniente de que así 

 se reduce considerablemente el campo, el paso de la observa- 

 ción con luz polarizada al examen con luz natural no puede 

 hacerse sin suspender la visión para quitar la pieza que lleva 

 el analizador. En el microscopio Swift el campo se reduce muy 

 poco, la oscuridad es completa con los nicoles cruzados , y el 

 paso de la luz polarizada á la natural se hace instantánea- 

 mente con sólo empujar el botón de que está provista la arma- 

 dura del analizador, y sin que tenga que suspenderse ni por 

 un momento la observación. 



Además de este analizador, está provisto el microscopio de 

 otro con círculo dividido y una celdilla giratoria, donde pue- 

 den introducirse placas cristalinas. Se coloca sobre el ocular 

 cuando es necesario observar los objetos con la interposición 

 de placas de selenita ó mica, láminas de Biot, etc. 



La formación de las figuras de interferencia por el empleo 



